mit Quecksilbermanometern. 697 



bergi) hat die Einschaltung einer 1- bis 2proz. Lösung von neutralem 

 Kaliumoxalat empfohlen. 



Um tunlichst zu verhindern, daß das spezifisch schwerere Magnesium- 

 sulfat infolge seiner Schwere in die Gefäße hineinfließt, hat schon Fick die 

 Zwischenschaltung einer U-Röhre empfohlen, eine Vorschrift, die 

 leider fast niemals beachtet wird. Da trotzdem leicht Gerinnungen vorkommen, 

 muß man oft den Versuch unterbrechen, um die Kanüle zu reinigen. Bardier^) 

 hat eine Modifikation vorgeschlagen, bei der eine Seitenröhre das Füllen, 

 Ueinigen und Auswaschen während des Versuches erlaubt. 



Wenn man den Blutdruck des Herzens bestimmen wiU, so kann man 

 ebenfalls Kanülen — die naturgemäß hier eine den speziellen Verhältnissen an- 

 gepaßte Fonn haben müssen — benutzen. Man kann z. B. sehr gut Kanülen in 

 den Vorhof binden und damit den Druck im Vorhof, oder wenn man sie länger 

 macht, auch im Ventrikel messen. Da hier das Ende der Kanüle nicht in einem 

 dieselbe gleichsam verlängernden Gefäße steckt, sondern mitten im strömenden 

 Blute, so wird bei jeder Drucksenkung die Manometerflüssigkeit sofort in den all- 

 gemeinen Kreislauf kommen, und umgekehrt wird bei jeder Druckerhöhung frisches 

 Blut in die Kanüle dringen ; so wird verhältnismäßig schnell in der Kanüle die meist 

 giftige Flüssigkeit durch Blut ersetzt sein; es kommt daher zu Vergiftungserschei- 

 nungen einerseits, zu Gerinnungen andererseits. Derartige offene Kanülen werden 

 auch deshalb selten angewandt, weil für die Methoden, bei denen man das Blut bei 

 uneröfEnetem Thorax untersuchen kann, sich diese offenen Kanülen schlechter 

 eignen. Die hierbei verwendeten Instrumente soUen auf S. 701 beschrieben we^-den. 



§ 17. 



Messung des mittleren Blutdrucks mit Flüssigkeits- 



(Queck Silber-) Manometern. 



Um nun die Kraft zu bestimmen, mit der das Blut in die Kanüle hinein- 

 zudringen sucht, muß man dieser Kraft durch irgend eine andere leicht meß- 

 bare Kraft das Gleichgewicht halten. Man kann dazu eine Flüssigkeitssäule 

 oder eine elastische Kraft verwenden. Der erste Apparat, mit dem der arterielle 

 Druck schon im Jahre 1733 von Stephan Haies ^) ziemlich richtig gemessen 

 wuj'de, war ein Flüssigkeitsmanometer. Er setzte bei einem 14 Jahre 

 alten, in Rückenlage festgebundenen Pferde die Art. femoralis mittels eines 

 kupfernen Troikarts mit einem langen, aufrecht stehenden, 0,4 cm weiten 

 Glasrohre in Verbindung und sah dann das Blut darin so hoch steigen, daß 

 es 8 Fuß 3 Zoll (d. i. 252 cm) über dem linken Herzen stand. Da Blut ein 

 spezifisches Gewicht von 1,06 und Quecksilber ein solches von 13,6 hat, ent- 

 spricht dies einem Hg -Druck von 19,6 cm. Handlicher und brauchbarer 

 wurde dieses Instrument erst, als Poiseuille*) nicht das Blut selbst in das 

 Manometer dringen ließ, sondern statt dessen Quecksilber verwandte, in- 

 folgedessen er auch nui* ein etwa 13 mal kürzeres Rohr gebrauchte, denn 

 QuecksUber ist ja etwa 13 mal so schwer als Blut. Hiermit konnte man den 



') T. Thunberg, Zur Methodik der Blutdruckversuche (Physiol. Labor, 

 üpsala), Zentralbl. f. Physiol. 12, 73, 1898. (Einschaltung einer 1- bis 2proz. 

 Lösung von neutralem Kaliumoxalat.) — *) E. Bardier, Nouveau modele de ca- 

 nule ä pression arterielle, Compt. rend. de la soc. de biol. 1897, p. 1025 — 1027. — 

 *) St. Haies, Statical Essays 1733 und Statik des Geblütes, Halle 1748 (übersetzt 

 aus dem Englischen). — ■*) Poiseuille, Recherches sur la force du coeur aortique, 

 Th^se de Paris 1828. 



