698 Mittlerer Blutdruck. 



mittlei'en Blutdruck recht gut bestimmen, und die diesbezüglichen Messungen 

 Poiseuilles lassen denn auch an Genauigkeit wenig zu wünschen übrig; 

 jedoch war es äußerst schwer, den einzelnen sehr schnell aufeinanderfolgenden 

 Bewegungen, welche infolge der Herzkontraktionen statthaben, im einzelnen 

 zu folgen. Ludwigs 1) Einrichtung, welche bewirkte, daß das sich be- 

 wegende Quecksilber selber seine Bewegungen aufschrieb, ist 

 bekanntlich deshalb für die gesamte Physiologie so bedeutungsvoll geworden, 

 weil es das erste Beispiel der graphischen Methode war, welche seit- 

 dem in tausendfältiger Variation die physiologische Methodik beherrscht hat 

 und der wir eine große Zahl der wertvollsten Errungenschaften der letzten 

 Jahrzehnte verdanken. Vielleicht ist sogar die Wertschätzung zu groß. Die 

 eigentliche Beobachtung leidet manchmal darunter, daß viele glauben: wenn 

 man nur eine Kurve zeichnet, so müßte sich damit auch etwas machen lassen. 

 Dies gilt hauptsächlich für Puls- und Blutdruckkurven. 



Die Ludwigsche Einrichtung bestand darin, daß auf dem Quecksilber 

 ein leichter Schwimmer schwamm, auf dem ein langer, vertikaler, oben um- 

 gebogener Glasfaden befestigt war, der seine Bewegungen auf die sich drehende 

 Trommel eines Kymographions aufschrieb. Der Stiel dss Schwimmers muß 

 natürlich in einer Führung laufen, und es ist oft nicht leicht, Reibung zu 

 vermeiden. 



Eine Modifikation der Methode, die wohl von Chauveau zuerst angegeben 

 ist, hat sich mir hei ähnlichen Versuchen gut hewährt. Der Schwimmer, der aus 

 einem etwa 2 cm langen starken Eisendraht hesteht, greift mittels eines Fadens 

 an einem zweiarmigen Hebel an, dessen andere Seite leicht belastet ist, um den 

 Eaden immer gespannt zu halten. 



Mit dieser Methode sind die hauptsächlichsten Bestimmungen des mitt- 

 leren Blutdruckes angestellt, und zu diesem Zweck ist sie auch heute noch die 

 brauchbarste und exakteste, wie seinerzeit schon Landois^) beim Vergleich 

 mit dem Fickschen Blutwellenschreiber hervorhob. Es empfiehlt sich nach 

 dem Vorschlag Setschenows ^), das Manometerrohr an einem tiefsten 

 Punkte einzuengen. Durch die hierdurch gesetzte größere Reibung kann 

 man die Ausschläge des Manometers so weit verlangsamen, daß sich das 

 Manometerniveau zwischen zwei Pulsen gar nicht merklich verschiebt. Das 

 Manometer stellt sich dann genau auf den mittleren Blutdruck ein*). 



§ 18. 



Messung des maximalen und minimalen Druckes 

 mit Ventilmanometer. 



Statt der einfachen Verengerung kann man nun auch ein Ventil an- 

 wenden. Wenn man dasselbe so anbringt, daß es den Zustrom in das 

 Manometer erlaubt, den Rückstrom dagegen verhindert, dann erhält man ein 



') Ludwig, Beiträge zur Kenntnis des Einflusses der Respirationshewegungen 

 auf den Blutlauf im Aortensystem, Arch. f. (Anat. u.) Physiol. 1847, B. 243, s. S. 261. 

 — ^) L. Landois, Die Lehre vom Arterienpuls, S. 24. Berlin, Aug. Hirsch wald, 

 1872. — ^) I. Setschenow, Eine neue Methode, die mittlere Größe des Blutdruckes 

 in den Arterien zu bestimmen, Zeitschr. f. rat. Mediz. 12, 170. — *) Li Analogie 

 mit der sonst gebräuchlichen Terminologie müßte man allerdings richtiger von dem 

 „Durchschnittsblutdruck" sprechen (vgl. das auf S. 726 über Durchschnittsgeschwin- 

 digkeit Gesagte). 



