700 Schnell reagierende Manometer. 



direkt, sondern durch Vermittelung von Elektrizität — geöffnet werden. Diese 

 Methode erlaubt, das Stück der Kxu-ve, das einen höheren als den eingestellten 

 Blutdruck repräsentiert, ohne anfängliche Schleuderwirkung zu schreiben. 

 Einen ähnlichen, aber einfacheren Apparat hat 0. Frank ^) im folgenden 

 Jahre angegeben. 



Will man aber möglichst genau die ganze Kurve schreiben, dann muß man 

 die Masse des in Bewegung gesetzten Systems möglichst gering wählen und 

 — da die Energie proportional mv^ ist — dafür sorgen, daß die Geschwindig- 

 keiten möglichst gering bleiben. 



Diese einfachen und klaren Gesichtspunkte sind von allen Konstrukteuren 

 mehr oder weniger bewußt befolgt worden. Seit dem Jahre 1903 hat O. Frank, 

 der früher^) ebenfalls experimentelle Kritik anwandte, eine Eeihe von Arbeiten 

 publiziert, in denen er versucht, durch Bechnung weiter zu kommen. Die an sich 

 exakte, analytisch-mathematische Methode kann jedoch deshalb zu keinem Resultat 

 führen, weil wir das Trägheitsmoment komplizierter Körper nicht berechnen, sondern 

 nur experimentell ausprobieren können; ebenso ist es überall dort, wo elastische 

 Kräfte ins Spiel kommen. Wer sich für diese, meiner Meinung nach auch dort, wo 

 sie richtig sind, nicht notwendigen Rechnungen interessiert, sei auf die 

 Frank sehen Originalarbeiten verwiesen^). 



Man kann nun, wie zuerst Cybulski gezeigt hat, auch CapiUaren ver- 

 wenden; wenn in beiden Schenkeln Quecksilberoberflächen vorhanden sind, 

 hebt sich die Capillardepression fast heraus 3), auf photographischem Wege 

 wird dann die Bewegung des Quecksilbers registriert. Auch Bayliss und 

 Starling^) haben ein Capillarmanometer angewendet, das eine kleine Luft- 

 blase enthielt, deren Bewegung photographisch registriert wurde. 



Die elastischen Manometer. 



Meist aber hat man die gedachten Schwierigkeiten im Prinzip dadurch 

 zu überwinden gesucht, daß man das Blut gegen eine nur sehr wenig beweg- 

 liche Fläche drücken ließ. Wenn schon eine geringe Verschiebung dieser 

 Fläche einen verhältnismäßig großen Energieaufwand erfordert, so braucht 

 das Blut bzw. die in Betracht kommenden Teile des Registrierapparates nur 

 minimale (also auch verhältnismäßig langsame) Bewegungen auszuführen. 

 Neben dem Vorteil in bezug auf die Genauigkeit der Registrierung geht hier- 



') O. Frank, Ein experimentelles Hilfsmittel für eine Kritik der Kammerdruck- 

 kurven, Zeitschr. f. Biol. 35, 4-78, 1897. — *) O.Frank, Kritik der elastischen Mano- 

 meter, Zeitschr. f. Biol. 44, 445, 1903; Theorie des Kolbenmaiiometers, ebenda 

 4ö, 464, 1903; Prinzipien der Konstruktion von Schreibhebeln, ebenda 45, 480, 

 1903; Die Begistrierung des Pulses durch einen Spiegelsphygmographen, Münch. 

 med. Wochenschr. 1904, Nr. 42; Konstruktion und Durchrechnung von Begistrier- 

 spiegeln, Zeitschr. f. Biol. 46, 421, 1905; Der Puls in den Arterien, ebenda 46, 

 441, 1905; Derselbe und Petter, Statik der Membranmanometer und der Luft- 

 transmission, ebenda 48, 489, 1906; vgl. jedoch auch die Kritik der Frankschen 

 Methode bei Nicolai und Schlick, Die Gestalt einer deformierten Manometer- 

 membran experimentell bestimmt, Arch. f. (Anat. u.) Physiol. 1907, S. 135 f. sowie 

 Nicolai, Noch einmal die Franksche Paraboloidmembran , Zeitschr. f. Biol. 50, 

 456. — *) Nicht ganz, weil auf der einen Seite das Hg direkt oder indirekt gegen 

 Blut, auf der anderen Seite direkt oder indirekt gegen Luft angrenzen muß. — 

 *) W. M. Bayliss and E. H. Starling, On the form of the intraventricular and 

 aortic pressure curves obtained by a new method, Intern. Monatsschr. f. Anat. u. 

 Physiol. 1894. 



