Elastische Manometer. 701 



mit Hand in Hand der Vorteil, daß nur sehr wenig Blut in die Kanüle ein- 

 dringt und infolgedessen leichter Gerinnung vermieden werden kann. 



Das Prinzip der geringen Beweglichkeit der Flächen verwirklichen bis 

 zu einem gewissen Grade auch die von Chauveau und Marey^) zuerst an- 

 gegebenen cardiographischen Sonden ; dieselben stellen gefensterte Sonden 

 dar, die ins Herz eingeführt werden. Die Fenster sind mit Kautschuk über- 

 spannt und bilden eben die bewegliche Fläche. Diese Bewegung wird durch 

 Luftübertragung einem Marey sehen „Tambour ä lavier" zugeführt. Derartige 

 Sonden sind für die einzelnen Ventrikel und Vorhöfe angegeben. Eine neue 

 cardiographische Sonde beschreiben z. B. Gley^) und Meyer 3). Eine eigen- 

 artige Modifikation hat Grünbaum*) angegeben; hier ist die in der Sonde 

 angebrachte bewegliche Membran mit einer Zinkplatte armiert, die einer 

 anderen festen parallel gegenübersteht. Zwischen den Platten befindet sich 

 Zinksulfat. Die Druckänderungen erzeugen Schwankungen des Widerstandes 

 in einem elektrischen Stromkreis, welche man mittels eines Capillarelektro- 

 meters registriert. 



Bei allen anderen Manometern (mit Ausnahme des ersten Fick sehen) 

 ist die zu bewegende Fläche immer die Membran des nach dem Prinzip der 

 Marey sehen Kapsel gebauten Apparates. Wesentlich ist dabei, daß die Aus- 

 buchtung bei der Blutdruckschwankung die Membran nicht gar zu sehr 

 defonniert, weil nur unter diesen Bedingungen Proportionalität zwischen 

 Druckänderung und Membranverschiebung herrscht (vgl. Athanasiu ^) sowie 

 Nicolai und Schlick^), die notwendige Vergrößerung muß man dann durch 

 Hebelübertragung erzielen, am exaktesten natürlich durch den masselosen 

 Hebel des Lichtstrahles. 



Fick'') hat eine sehr kleine Gummimembran genonmien, deren Exkur- 

 sionen er durch eine Stahlfeder minderte. Ähnlich im Prinzip ist das Mano- 

 meter von Frey und Krehl^), Hürthle^) und Gad^*'). Doch werden die 

 letzteren Apparate heute mit einer (nach Art einer Aneroidbarometerkapsel) 

 gewellten Blechmembran geliefert. AUe diese Instrumente müssen empirisch 

 mit einem Quecksilbermanometer verglichen und geeicht werden und zwar 

 muß diese Eichung wegen der leider wechselnden Spannung vor und nach 

 jedem Versuch vorgenommen werden. 



Einen etwas anderen Weg hat Fick ^^) bei seinem ersten Modell gewählt; 

 er hat einen Apparat konstruiert, der auf dem Prinzip des Bourdonschen 



') Chauveau und Marey 1863; Nicolai und Schlick, Die Gestalt 

 einer deformierten Manometermembran experimentell bestimmt, Arch. f. (Anat. 

 u.) Physiol. 1907, S. 129. — *) Gley, Sonde cardiographique , Compt. rend. de la 

 soc. de biol. 1894, p. 445 — 446. — *) E. Meyer, Sonde cardiographique pour la 

 pression intra - ventriculaire chez le chien. , Compt. rend. de la soc. de biol. 1894, 

 p. 443 — 445. — *) 0. F. F. Grünbaum, On a new method of recording alterations 

 of pressure, (Physiol. Soc.) Joum. of Physiol. 22, 49 — 51. — *) Athanasiu-M4thode 

 graphique, Traveaux de l'Ass. de l'Inst. Marey, Paris 1905, p. 77 ff. — ') Nicolai 

 und Schlick, Die Gestalt einer deformierten Manometermembran experimentell 

 bestimmt, Arch. f. (Anat. u.) Physiol. 1907, S. 135 f. — Fick, Pflügers Areh. 

 30, 597, 1883. — *) Frey und Krehl, Arch. f. (Anat. u.) Physiol. 1890, S. 31. — 

 •) Hürthle, Pflügers Arch. 43, 399, 1888. — '») Gad, ZentraJbl. f. Physiol. 1889, 

 S. 318. — '') A. Fick, Ein neuer BlutweUenzeichner, Arch. f. (Anat. u.) Physiol. 

 1864, 8.583. 



