702 Experimentelle Prüfung der Manometer. 



Metallmanometers beruht: es ist das eine hohle Messingfeder von flach 

 elliptischem Querschnitt, die kreisförmig gekrümmt ist und deren eines Ende 

 fest, das andere frei ist. Bekanntlich streckt sich eine solche Feder, wenn 

 in ihrem Innern der Druck steigt. Die minimalen Bewegungen des freien 

 Endes wurden durch ein aus Rohr gefertigtes Hebelwerk (einer sogenannten 

 Gradfächerung) in 30 facher Vergrößerung auf das Kymographion übertragen. 



Einen sehr vereinfachten Apparat nach denselben Prinzipien hat 

 Schenck^) angegeben, der auf Grund einer Untersuchung von Ishihara^) 

 den Apparaten von Hürthle und von v. Frey nicht nachstehen soll. 



In den letzten Jahren sind die Apparate mehrfach experimentell unter- 

 sucht worden. 



Schilina 3) vergleicht die Leistungen des Ludwigschen Kymographen 

 und des Hürthle sehen Tonographen. Letzterer soll sowohl den mittleren 

 Blutdruck als den relativen Betrag der Pulsschwankungen zu hoch angeben — 

 das alte Instrument sei daher vorzuziehen, eine Meinung, die Kronecker*) 

 noch 1901 teilweise vertrat. Zu günstigeren Resultaten in bezug auf die 

 Membranmanometer kommen Tschuewsky^) und Hürthle**). 



In bezug auf die sehr ausgedehnte Literatur über die Prüfung der ein- 

 zelnen Instrumente sei auf die unten angegebene Literatur verwiesen, wo 

 sich zum Teil weitere Literaturhinweise finden. 



Hürthle, Kritik des Lufttransmissionsverfahrens, Pflügers Arch. 53, 281, 

 1892. — Ansiaux, Rech. crit. et ^xper. sur le sphygmoscope de Chauveau-Marey , 

 Bull, de l'Acad. d. Belg. 23, 377 und Arch. de biol. 12, 611. — K. Hürthle, Vgl. 

 Prüfung des Tonographen von Frey und Hürthle, Pflügers Arch. 55, 319, 1893. 

 — M. von Frey, Der Tonograph mit Luftfüllung, Zentralbl. f. Physiol. 7, 453, 

 1893; Zur Theorie des Lufttonographen , Arch. f. (Anat. u.) Physiol. 1893, S. 204; 

 Ein Verfahren zur Bestimmung des Trägheitsmomentes von Schreibhebeln, ebenda 

 S. 485 ; Die Ermittelung absoluter Werte für die Leistung von Pulsschreibern, ebenda 

 S. 17; Binet und Courtier, Seconde note sur la correction des trac^s au moyen 

 d'un orifice capillaire, Compt. rend. de la soc. d. Biol. 1895, S. 295; Un regulateur 

 graphique, ebenda ;S. 322. — Harris, A note upon the vibrational rate of the 

 membranes of recording tambours, Journ. of anat. and physiol. 31, 29, 1896. — 

 Weiss, Sur la comparaison des trac^s obtenusl ä l'aide d'appereils enregistreurs 

 diif^rents, Compt. rend. de la soc. biol.' 1897, S.'359. 



§ 20. 



Unblutige Drnckmessung. 



Die besprochenen Methoden gestatten, den Blutdruck in einer eröffneten 

 Arterie zu messen, sind also nur bei Tieren und in den seltenen Fällen 

 von Amputationen beim Menschen anwendbar; auch hierfür mußten sich 



') F. Schenck, Beschreibung einiger Apparate für das physiologische Prak- 

 tikum, Pflügers Arch. 97, 421, 1903. — *) M. Ishihara, Über einen für Unter- 

 richtszwecke vereinfachten Gmnmitonographen (Physiol. Inst. Marburg), Arch. f. 

 d. ges. Physiol. 1897, S. 429—437. — ^) L. Schilina, Vergleich von Ludwigs 

 Kymograph mit Hürthles Tonographen (Physiol. Ges. Berlin), Arch. f. (Anat. u.) 

 Physiol. 1898, S. 526. — '') H. Kronecker, Über die Leistungen von Hürthles 

 Tonographen, Zentralbl. f. Physiol. 15, 401, 1901. — *) J. A. Tschuewsky, Ver- 

 gleichende Bestimmung der Angaben des Quecksilber- und des Federmanometers 

 in bezug auf den mittleren Blutdruck, Arch. f. d. ges. Physiol. 72, 585, 1898. — 

 *) K. Hürthle, Über die Leistungen des Tonographen, ebenda 82, 515, 1900. 



