706 Die Instrumente von Eiva-Eocci, Gärtner, Hallion und Comte. 



über die Verwendung des Basclischen Sphygmomanometers ist in der Disser- 

 tation von Rosen 1) zu finden. 



Riva-Rocci^) hat dann den sehr glücklichen Gedanken gehabt, die 

 Kompression durch einen mit Luft aufzublasenden Gummischlauch vorzu- 

 nehmen, und dies Verfahren ist fast unverändert von allen späteren Konstruk- 

 teuren einfach übernommen worden. Die Fig. 47 zeigt in C" diese Riva- 

 Rocci- Binde, welche statt des Marey sehen Plethysmographengefäßes an die 

 T- Kanüle angesetzt wird und in einem hohlen, durch einen Tuchüberzug auf 

 der Außenseite unausdehnbar gemachten Gummiring, der um den Oberarm 

 gelegt wird, besteht. Daß Riva-Rocci den Marey sehen Kompressator durch 

 ein Gebläse, wie es an Parfümzerstäubern üblich ist, ersetzt hat, ist eine un- 

 wesentliche, vielleicht nicht einmal glückliche Abänderung. Mittels dieses 

 Gebläses kann der hohle Gummiring C" aufgeblasen werden, und der in ihm 

 erzeugte Druck überträgt sich einmal auf ein Manometer und zweitens auf 

 den umschlossenen Arm, der in toto zusammengepreßt wird. Sobald der Druck 

 so groß geworden ist, daß der Radialispuls verschwindet, ist nach dem Prinzip 

 des Apparates der Druck in der Art. hrachialis bestimmt. 



Vereinfacht ist das Instrument von Gärtner 3), der zum Kompressator 

 zurückkehrt und den „pneumatischen Ring" nur um einen Finger legt. Er 

 verwendet nicht den Moment, in dem der Puls verschwindet, sondern den, 

 in dem er wieder auftritt, als Indikator, was ja an sich dasselbe wäre. Da 

 man jedoch am Finger den Puls nicht fühlen kann, benutzt Gärtner die 

 durch das einströmende Blut hervorgerufene Farbenänderung. Zu dem Zwecke 

 wird der Finger zuerst mittels eines heraufgerollten soliden Gummiringes — 

 also nach dem Prinzip der Esmarchschen Methode — anämisch gemacht, 

 dann der pneumatische Ring umgelegt und so weit aufgeblasen, daß sicher 

 die Arterien zusammengedrückt sind. Nach Entfernung des soliden Gummi- 

 ringes wird der Druck im pneumatischen Ring allmählich verringert und der 

 Moment notiert, in dem das Blut hineinströmt und den vorher weißen Finger 

 plötzlich rot färbt. Der dann herrschende Druck soll dem Arteriendruck 

 entsprechen. 



Martin "*) hat den Eing auch bei dem Gärtn ersehen Apparat durch eine ver- 

 stellbare Manschette ersetzt, wodurch dasselbe Instrument für dicke und dünne 

 Finger gebraucht wei'den kann. v. Eecklinghausen^) hat für die Methode den 

 Namen erubescitorisch erfunden und auf die unterschiedliche Bedeutung verschie- 

 dener auftretender Färbungen hingewiesen. Ein anderes Kriterium verwenden 

 Hallion und Comte*), die gleichzeitig mit- dem den Vorderarm umgebenden 

 Druckring einen Plethysmographen anlegen ; das gemessene Fingervolum nimmt 

 von dem Augenblick, in dem die Venen komprimiert werden und damit der Eückfluß 

 aufhört, bis zu dem Augenblick, in dem auch die Arterien komprimiert sind, 



^) E o s e n , Über die Verwendbarkeit des v. B a s c h sehen Sphygmomanometers 

 zu Blutdruckmessungen an Tieren, Dorpater Dissertation 1831; vgl. auch die Lite- 

 ratur bei Tigerstedt, Lehrbuch, S. 330. — *) Eiva-Eocci, Un nuovo Sphygmo- 

 manometro, Gazeta medic. di Torino, No. 50, referiert in Schmidts Jahrb. 1906, S. 244. 

 — ^) Gärtner, Neuer Blutdruckmesser, "Wien. med. Wochenschr. 1899, S. 1412. 

 Derselbe, Münch. med. Wochenschr. 1900, S. 1195. — ■•) Martin, Münch. med. 

 Wochenschr. 1903. — ^) v. Eecklinghausen, Über Blutdruckmessungen beim Men- 

 sehen, Arch. f. experim. Pathol. 46, 78, 1901; Derselbe, Unblutige Blutdruck- 

 messungen; ebenda 55, 463, 1906. — *) Hallion und Comte, Proc6d6 d'övaluation 

 de la pression arterielle chez l'homme, Interm^d. des biol. et des m6d. 1899, p. 302. 



