Die Methode des übertragenen Druckes (nach Hürthle). 709 



nahm statt eines Fingers vier, um die Ausschläge zu vergrößern und ein 

 weiteres Manometer anwenden zu können, dessen Exkursionen er nach 

 Ludwig scher Methode aufschrieb. 



Oliver 1) hat nach demselben Prinzip einen Pulsdruckmesser konstruiert, 

 bei dem ein durch eine Gummimembran abgeschlossener, mit Flüssigkeit ge- 

 füllter kleiner Zylinder stark auf die Radialis gedrückt wird, bis — nicht 

 wie bei den alten Instrumenten des vorigen Paragraphen — der Radialpuls 

 verschwindet, sondern bis die vom Instrument ebenfalls angezeigten Pulse 

 maximal werden. 



Die neueren Instrumente, insonderheit die von v. Recklinghausen*) und 

 von Erlanger*), benutzen die eventuell modifizierte Riva-Roccische Manschette;, 

 die in dieser Manschette auftretenden Schwankungen werden entweder beobachtet 

 oder graphisch registriert. Da diese Instrumente jedoch angeblich nicht nur den 

 mittleren Blutdruck, sondern den sogenannten systolischen und diastolischen Druck 

 messen aollen, werden wir dieselben erst in § 24 besprechen. 



Eine eigenartige Modifikation der Methode der entspannten Arterien- 

 wand liegt dem Verfahren von v. Frey*) zugrunde. Wenn man die Hand 

 bzw. den Arm in Quecksilber taucht, so fühlt man den Puls — je nachdem 

 wie tief man die Hand eingetaucht hat — an einer der Phalangen bzw. am 

 Daumenballen oder am Handgelenk. Man fühlt ihn dort, wo gerade ein solcher 

 Druck herrscht, daß die erwähnten großen Oszillationen zustande kommen 

 (über die Resultate siehe S. 777). Die Tiefe, bis zu der die betreffende Stelle 

 in das Quecksilber eintaucht, entspricht also dem an dieser Stelle herrschenden 

 Blutdruck. Die Methode ist dann später in Verbindung mit einer Riva- 

 Roccischen Manschette von Erlanger*) und v. Recklinghausen ß) weiter 

 ausgebildet und von letzterem sensatorische Messung benannt worden. 



§ 23. 



Die Methode des übertragenen Druckes. 



Hürthle ^) versucht möglichst in derselben Weise am unverletzten Tier 

 den Blutdruck zu bestimmen, wie man dies mit einer in ein Gefäß eingebun- 

 denen endstandigen Kanüle tut. Er geht dabei von dem Gedanken aus, daß 

 in einem Gliede, in dem man die Zirkulation völlig unterbricht, das Blut 

 denselben Druck, den eine endständige Kanüle registrieren würde, auf die 

 ganze Wandung, die in diesem Falle von der Gesamtmasse des Gliedes ge- 

 bildet wird, überträgt. Diesen Druck kann man messen, indem man das ganze 

 Glied in eine unnachgiebige, mit inkompressibler Flüssigkeit gefüllte Kapsel 

 einführt, in welcher der ausgeübte Druck durch ein Federmanometer (d. h. so 

 gut wie isovolumetrisch) bestimmt werden kann. Diese Überlegungen sind 



*) G. Oliver, A simple pulse pressure gauge, Joum. of Physiol. 22, 51; A 

 contribution to the study of the blood and blood pressure, London 1901. — 

 •) V. Recklinghausen, 1. c. 1906. — *) S. Erlanger, A new Instrument for 

 determining systolic and diastolic blood-pressure in man , Amer. Joum. of Physiol. 6, 

 20 — 23, 1901. — ■•) M. V. Frey, Eine einfache Methode, den Blutdruck am Menschen 

 zu messen, Festschrift für B. Schmidt. Leipzig 1896, S. 79. — *) Erlanger, A new 

 instrument for determining the minimum and maximum blood pressures in man. 

 John Hopkins Hosp. Rep. 12, 94, 1904. — ') v. Recklinghausen, 1. c, 1906, 

 S. 404. — ^) Hürthle, Über eine Methode zur Registrierung des arteriellen Blut- 

 drucks beim Menschen, Deutsche med. Wochen sehr. 1896, Heft 36. Separatabdruck. 



