FixationsacMene 



J14, Mareys Federsphygmograph. 



Der einzige, der ohne jeden Druck gearbeitet hat, war Bernstein i), der^ 

 nach einem auf Czermak zurückzuführenden Prinzip, einen kleinen Spiegel 

 über die Arterie legte und die Bewegungen eines von diesem Spiegel reflek- 

 tierten Lichtstrahles photographisch registrierte. Die auf diese Weise her- 

 gestellten Kurven unterscheiden sich also prinzipiell von den auf andere 

 Weise gewonnenen, weil sie ohne jeden Druck geschrieben sind. Alle übrigen 

 Sphygmographen aber arbeiten „mit Druck", die älteren Apparate: Heris- 

 sons „ Röhren sphygmometer", Chelius „Pulsmesser", Alisons „Sphyg- 

 moskop", Vierordts „Sphygmograph", Naumanns „Hämodynamometer"^ 

 und andere besitzen nur noch historisches Interesse. Die heute gebräuch- 

 lichen Instrumente beruhen fast alle auf dem von Marey im Jahre 186S 



eingeführten Prinzip, dessen 

 ^^S-'^^- Schema und Theorie die bei- 



stehende Figur illustriert. 



Die feststehende Schiene wird 

 auf irgend eine Weise gegen- 

 über dem Arm (bzw. der Arterie) 

 fixiert. Die Stahlfeder drückt 

 mit ihrer Pelotte die Arterie ein 



Prinzip des Pedersphygmographen mit den drei wenig zusammen. Und dieser 



wesentlichen Teilen. ° 



1. die Pixationsschiene, 2. die druckausübende Feder, DrUck kann bei allen neueren 



3. die Schreib- und Übertragungseinrichtung. Instrumenten auf irgend eine Art 



(in der Figur durch die Stell- 

 schraube) reguliert werden. Man variiert so lange, bis die Ausschläge gut er- 

 scheinen. Leider herrscht Uneinigkeit darüber, was unter „gut" zu verstehen ist. 

 Der eine sagt: möglichst kleine, der andere: möglichst große, ein Dritter: mög- 

 lichst zackenreiche Kurven. 



Je nach dem angewandten Druck pulsiert die Arterie mehr oder weniger 

 stark (vgl. § 24) und diese mehr oder weniger verstärkte (und veränderte!) 

 Bewegung der Arterienwand wird auf die Pelotte und von dieser durch 

 einen Übertragungsmechanismus (in der Fig. 48 durch das Stäbchen reprä- 

 sentiert) auf den Hebel übertragen. 



An dem Übertragungsapparat ist nun hauptsächlich herumkorrigiert 

 worden. Marey hatte ursprünglich das Zwischenstäbchen mit der Pelotte 

 und mit dem Hebel durch Gelenke verbunden-, dies erwies sich in 

 mancher Hinsicht als unpraktisch, und Behier"^) gab eine eigenartige 

 lockere Verbindung an, die dann von Marey acceptiert wurde. Doch 

 ändert dies wenig, das Wesentlichste ist, wie Frey^) hervorhebt [auch 



- , I Arterie 



') Bernstein, Fortschritte d. Med. 1880, S. 130; Czermak, Sitzungsber. d. 

 "Wien. Akad., math.-naturw. Kl., 47 (II), 438, 1863; Herisson, vide Piorry Trait^ 

 de diagnostic et de semiologie, Paris 1837, p. 238 ; Chelius, Prager Vierteljahrs- 

 schrift 21, 100, 1850; Vierordt, Die Lehre vom Arterienpuls in gesunden und 

 kranken Zuständen, Braunschweig 1855, S. 21f. ; Alison, A descriptign of a new 

 Sphygmoscope, Philos. magaz. and Journ. of science 12, No. 80; Naumann, Bei- 

 träge zur Lehre vom Puls, Zeitschr. f. rationelle Med. 18 (1863); weitere Literatur 

 über ältere Sphygmographen siehe bei Landois, Die Lehre vom Arterienpuls, 

 Berlin 1872, S. 14 bis 72. — *) B6hier, BuU. de l'Acad. de mM. 33, 176. — 

 ") Frey, Untersuchung des Pulses, 1892, S. 21; Schliep, Der Dudgeonsche Sphyg- 

 mograph, Berl. klin. Wochenschr. 1880. 



