Modifikation von Dudgeon und Membransphygmograph. 715 



0. Frank 1) wiederholt im Grunde dasselbe], daß man mit kleinen Träg- 

 heitsmomenten und kleinen Winkeldrehungen arbeiten müsse. Dies ist bei 

 dem sehr handlichen und brauchbaren Apparat von Dudgeon zum Teil 

 erreicht. In höherem Maße bei dem Apparat von 0. Frank i), der den oben 

 schon erwähnten Bern st ein sehen Versuch, Pulskurven mittels eines Spiegels 

 zu erhalten, in modifizierter Weise wiederholt und angibt, damit sehr gute 

 Resultate erhalten zu haben. 



Nachdem Fetter 2) schon früher einen Versuch, die Entwickelung des 

 Sphygmographen vom Standpunkte der theoretischen Mechanik aus zu be- 

 leuchten, unternommen hat, konstruierte er 3) mit Frank zusammen ein 

 neues Instrument, das im wesentlichen jedoch durchaus nach Dudgeons 

 Prinzipien gebaut ist. Kurven, die einen Vergleich erlaubten, sind nicht bei- 

 gegeben. 



Die anderen sehr zahlreichen Modifikationen können nicht alle genannt 

 werden. 



In den Arbeiten von Philadelphian *), Bloch ''), Coop ^), Guillain ') sind 

 einige der Apparate beschrieben, zum Teil findet man auch dort weitere Literatur. 



Die Apparate von Marey und Dudgeon sind oft in ihren Leistungen 

 verglichen worden, und meist kam man dabei zu dem Resultat^), daß der 

 Dudgeon sehe Apparat der bessere ist (vgl. z. B. 0. Frank), 



Eine Superiorität des Marey sehen Apparates behauptet dagegen Weiss y). 

 AuchBätke ^^), der das Dudgeonsche Übertragungsprinzip an einem Jaquet- 

 schen Apparat prüfte, hält die damit gewonnenen Kurven für unzuverlässig. 



Eine Aveitere Verschiedenheit der üblichen Instrumente beruht in der 

 Art und Weise der Schreibung. Marey und v. Frey schreiben mit tangen- 

 tialen Hebeln, Dudgeon mit Stimhebeln. Als Schreibfläche nimmt Marey 

 kleine berußte Glasstreifen, Dudgeon Papierstreifen, während v. Frey, um 

 längere Kurven zu erhalten, ein Miniaturkymographion auf den Arm mit 

 aufbindet. Viel resoluter löst die Frage Marey, der den Sphygmographen 

 gegen eine Marey sehe Kapsel arbeiten läßt und nun mittels Luftübertragung 

 an einem beliebig aufgestellten Kymographion registrieren kann. (Dies ist 

 etwas anderes als der oben beschriebene gebräuchliche Marey sehe Sphyg- 

 mograph.) , 



Es lag nahe, dann überhaupt den alten Federsphygmographen fortzu- 

 lassen und den nötigen Druck auf die Arterie direkt durch die Aufnahme- 



') O. Frank, Die Kegistrierung des Pulses durch einen Spiegelsphygmo- 

 graphen, Münch. med. Wochenschr. 1907, Nr. 42. — *) Petter, Kritische 

 Studie zur Entwickelung des Sphygmographen, Gießener Dissertation 1906. — 

 ") Frank u. Petter, Ein neuer Sphygmograph, Zeitschr. f. Biol. 49, 70, 1907. — 

 "•) Philadelphian, Le sphygmometrograph construit par Ch. Verdain, Compt. 

 rend. de la soc. de biol. 1896, p. 199. — *) Bloch, Un perfectionnement apportö ä 

 mon sphygmometre , Compt. rend. de la soc. de biol. 1896, p. 745. — *) Coop, 

 Nouveau polygraphe clinique muni de m^tronome et de petits tambours enscripteur 

 tres sensible, Arch. de phys. norm, et path. 1896, p. 509. — ') Gr. Guillain et 

 X. Vaschide, Du choix d'un sphygmometre, des causes d'erreur dans la mesui'e de 

 la pression sanguine, Compt. rend. de la soc. de biol. 1900, p. 71. — ^) L. Urban, 

 Analyse des sphygmogrammes , Journ. de physiol. et de pathol. 8, 398, 1906. — 

 ') "Weiss, Sur la comparaison des traces obtenus ä l'aide d'appareils enregistreurs 

 diff^rents, Compt. rend. de la soc. de biol. 1897, p. 359. — *") J. Bätke, Experimentelle 

 Prüfimg des Jaquetschen Sphygmochronographen, ßostocker Dissertation 1901. 



