716 Onycliographen und Längenpulse. 



kapsei auszuüben. Zwei Modelle sind in dieser Richtung ausgebildet; bei 

 dem einen, von Marey angegebenen, wird der Druck durch eine im Innern 

 der Kapsel angespannte Metallfeder ausgeübt, bei dem anderen Modell, das, 



A Fig. 49. B 



Prinzip der Membransphygmographen. — A nach Marey, B nach Kagenaer. 



soviel ich weiß, zuerst von Kagenaer angefertigt ist, ist die Membran 

 doppelwandig, und kann durch Dazwischenblasen von Luft beliebig gespannt 

 werden. Diese Instrumente sind besonders für die Registrierung an anderen 

 Arterien als an der Radiasis geeignet. 



§ 26. 

 Onychographen, Län^enpulsschreibon^ und Cardiographie. 



a) Onychographen. 



Die PulsweUe wird jetzt manchmal mit sogenannten Onychographen registriert; 

 es sind das Instrumente, welche halb Sphygmometer, halb Plethysmographen sind, 

 und welche dazu dienen, entweder die Volumschwankungen des ganzen Fingers 

 oder die Volumsehwankungen des Nagels, speziell den sogenannten Nagelpuls zu 

 registrieren. Solche Apparate, die mehr Plethysmographen sind, haben angegeben 

 Laulani6') und Postma^). Eigentliche Onychographen, d. h. Apparate, die 

 mittels einer Klemmvorrichtung oder auf ähnliche Weise auf den Fingernagel 

 gepreßt werden und dessen Bewegungen in sehr vergrößertem Maßstabe registrieren, 

 sind angegeben worden von Herz*) und Kreidl*), Bloch ^) und anderen. 



b) Längenpulse. 



Im allgemeinen mißt man die Verdickung, welche die Arterie infolge des 

 erhöhten Blutdruckes erleidet; man kann jedoch die gleichzeitig eintretende pulsa- 

 torische Verlängerung mittels eines die isolierte Arterie emporziehenden Häkchens, 

 das an einen Hebel greift, messen. Landois*) hat gezeigt, daß die so gewonnenen 

 Kurven den Dickenkurven analog sind ; eine ähnliche Methode hat dann im f olgen- 



') Laulani^, Sur un sphygmographe digital. Compt. rend. de la soc. de 

 biol. 1898, p. 961 — 962. — *) H. Postma, Neue Methode zur Registrierung der 

 Pulswelle, Zentralbl. f. Physiol. 18, 495—498, 1904. — ^) M. Herz, Ein Onycho- 

 graph, ebenda 10, 143 — 144, 1896; Derselbe, Der Puls der kleinsten Gefäße; 

 Onychographische Untersuchungen. — *) A. Kr ei dl, Ein neuer Apparat zur Auf- 

 nahme von Nagelpulsen, Zentralbl. f. Physiol. 16, 257—261, 1902. — *) A.M.Bloch, 

 Production et mesure du pouls sous-ungu^al. Sphygmomötre ungu^al, Compt. 

 rend. de la soc. de biol. 2, 30 — 32, 1904. Un nouveau modöle de mon sphygmo- 

 metre, p. 32 — 33. — *) Landois, Beiträge zur Pulslehre, Pflügers Aroh. 91, 

 509, 1902. 



