720 



Plethysmograplieii nacli Mosso, Hallion und Comte. 



Eine Abweichung von diesem, vor allem von Mosso und Frangois- 

 Franck ausgebildeten Verfahren weist eigentlich nur der Apparat von Hallion 

 und Comte ^) auf. Sie führen das Glied nicht in die Flüssigkeit direkt ein, 

 sondern in einen weichen Gummisack, der in die Flüssigkeit hineingestülpt 

 ist. Dies Verfahren hat den großen Vorteil, daß es nicht nötig ist, die Stelle, 



Fig. 50. 



Fig. 51. 



Plethysmograph nach Mosso. 

 Begistrierang , entweder mit der Marey sehen Kapsel (rechts) oder mit dem v. Eriesschen Tacho- 

 graphen (links). 



WO das Organ in die Flüssigkeit taucht, abzudichten, da die Flüssigkeit so 

 wie so ganz abgeschlossen ist. Die Fig. 5 1 zeigt das sehr praktische Prinzip, 

 das mit gewissen Modifikationen für alle Organe anwendbar ist. 



Als Manometer verwendete man zuerst eine Steigröhre, in der Flüssigkeit 

 stieg, jetzt benutzt man wohl meist eine Marey sehe Kapsel. Da Marey sehe 

 Kapseln aber niemals ganz dicht sind und da das Gummi zudem leicht schlecht 



wird, verwendete man auf Anregung 

 von Roy 2) sogenannte Piston-recorder, 

 d. h. aus Metall oder Glas gearbeitete 

 Röhren, in denen sich ein eingeschliffener 

 Stempel leicht bewegte. Diese In- 

 strumente sind im Gegensatz zu den 

 Mareyschen Kapseln, welche 

 Druckschreiber sind, mehr oder 

 weniger echte Volumschreiber. Die 

 Apparate waren anfangs mit Flüssigkeit 

 gefüllt, Ellis^) hat den ersten Piston- 

 recorder mit Luftübertragung an- 

 gegeben. Abänderungen gaben an Johansson und Tigerstedt"*), sowie 

 Hürthle^j; eine sehr brauchbare Form haben Lombard und Pillsbury^) 

 angegeben. Ist die Kapsel mit Wasser gefüllt, so ist die Volumkurve gemäß 

 der Inkompressibilität des Wassers die direkte Volumkurve des Organs. Ist 

 zur Füllung Luft verwendet, was die Empfindlichkeit erhöht, so sind ent- 

 sprechende Korrektionen anzuwenden. 



fi^apse\ 



Prinzip der Plethysmographen nach Hallion 

 und Comte. 



') Hallion et Ch. Comte, Eecherches sur la circulation capillaire ehez 

 rhomme ä l'aide d'un nouvel appareille pl^thysmographique, Arch. de phys. norm, 

 et pathol. 1894, p. 381. — *) Roy, Journ. of Physiol. 3, 206, 1880. — ") Ellis, 

 ebenda 7, 309, 1886. — *) Johansson u. Tigerstedt, Skand. Arch. f. Physiol. 1, 

 345, 1889. — *) Hürthle, Pflügers Arch. 53, 301, 1893. — «) Lombard u. Pills- 

 bury, A new form of piston-recorder, Amer. Journ. of Physiol. 3, 186, 1899. 



