496 Messung der Hörschärfe durch die Hördauer. 



direkt die Amplitude ttp zu finden, mit welcher die Gabel zur Zeit ip schwingt. 

 Selbstverstäi^dlich darf man ap nicht unmittelbar als Maß der Hörschärfe be- 

 trachten, denn dieses ist und bleibt J^, die Schwellenintensität des Tones am 

 Trommelfell. Ip hängt aber von verschiedenen Umständen ab: erstens, da 

 es sich um Töne handelt, nach fundamentalen Prinzipien der Physik von 

 dem Quadrat der Amplitude, nicht von deren erster Potenz; zweitens, wie 

 die We ad sehe Formel lehrt, von der speziellen Beschaffenheit der benutzten 

 Gabel; drittens von dem Verlust, den die Energie der Gabel erleidet, ehe sie 

 als Schall das Ohr trifft. Dieser Verlust ist dadurch bedingt, daß ein Teil 

 der Energie durch innere Reibung in Wärme verwandelt, ein anderer Teil 

 durch den Stiel an die Umgebung abgegeben wird, wobei — was besonders 

 betont zu werden verdient — die Art der Einklemmung von wesentlichem 

 Einfluß ist. Wieviel akustische Energie aber in einem gegebenen Falle übrig 

 bleibt, läßt sich schwerlich feststellen und ebensowenig, wieviel davon gerade 

 an das Trommelfell gelangt, da die Verteilung der Tonintensität in ge- 

 schlossenen Räumen und in der Nähe reflektierender Gegenstände so gut wie 

 unkontrollierbar ist. Somit kann man aus üp allein nicht einmal einen 



Schluß auf den Wert von Ip ziehen, da eben Ip gleich 'üp, dividiert 



durch die unbekannte Größe N, ist. Anders verhält es sich dagegen, wenn 

 außer üp auch zugleich ttn, die Schwellenamplitude des normalen Ohres, mit 

 derselben Gabel in demselben Raum und überhaupt unter absolut gleichen 



Bedingungen bestimmt wird. Dann ist 7„ = -^-rr-rr:^ zu setzen und damit 



üp = ( ~ ) -ö« gegeben. Eine hierauf basierende Hörschärfeprüfung würde 



etwa in folgender Weise vorzunehmen sein. Zuerst wird die Abschwingungs- 

 kurve der zu verwendenden Gabel konstruiert, wobei die auf den Anschlag 

 folgenden Zeiten die Abszisse, die zugehörigen Amplituden die Ordinaten 

 bilden. Dann wird der Ton der Gabel, die mit derselben Anfangsamplitude wie 

 vorher in Schwingungen versetzt ist und an deren Montierung wegen des 

 Einflusses der Einklemmung auf die Dämpfung nichts geändert sein darf, 

 von dem zu prüfenden und dem normalen Ohre beobachtet und nach der 

 Uhr die Zeit ip bzw. tn gemessen, worauf sich die diesen Zeitpunkten ent- 

 sprechenden Amplituden ap und a« unmittelbar aus der Kurve oder einer 

 Tabelle entnehmen lassen. Die Herstellung einer exakten Abschwingungs- 

 kurve ist jedoch nichts weniger als einfach. Besser ist es schon, während des 

 Versuches die Amplituden der Gabel direkt an ihr abzulesen, wofür Grade- 

 nigo^) ein besonderes Verfahren empfohlen hat. Nach reiflicher Überlegung 

 aller in Betracht kommenden Punkte wird man indessen sagen müssen, daß 

 die Stimmgabel überhaupt kein ideales Instrument für die Hörschärfe- 

 bestimmung ist. Es ist darum auch wiederholt in Vorschlag gebracht worden, 

 elektrische Apparate zu benutzen 2). 



') Siehe Arch. f. Ohrenheilk. 50, 285, 1900 und Struycken, Zeitschr. f. 

 Ohrenheilk. 46, 378, 1904. — *) Z. B. durch Hartmann, Du Bois-Reymonds Arch. f. 

 Physiol. 1878, S. 155; Wodtke, Über Hörprüfung usw., Dissertation, Eostock 1878; 

 Hughes, Nature, 1879, p. 77 u. 102; W. Preyer, Jenaische Gesellsch. f. Med. u. 

 Naturw. Sitzung v. 21. Februar 1879; Jacobson, Du Bois-Reymonds Aixh. 1888, 



