Elektrische Hörprüfungsapparate. 497 



Dieselben beruhen fast alle auf dem Prinzip, daß durch Stromschwan- 

 kungen die Platte eines Telephons zum Tönen gebracht und die Tonintensität 

 durch Schwächung der Stromstärke bis zur Schwelle erniedrigt wird. Die 

 älteren Autoren suchten dieses Ziel entweder auf dem Wege zu erreichen, 

 daß in den Stromkreis eines möglichst konstanten Elementes eine elektro- 

 magnetische Unterbrechungsgabel oder ein Neef scher Hammer als Erreger 

 des Telephons eingeschaltet und die Stromstärke durch einen Rheostaten 

 reguliert wurde, oder sie ließen den Strom des Elementes außer durch den 

 Unterbrecher durch eine primäre Rolle gehen, mit deren sekundärer das. 

 Telephon verbunden war, und die Abschwächung des Telephontones geschah 

 mittels Entfernung der Rollen voneinander. Beide Anordnungen haben den 

 Übelstand, daß die Tonhöhe sich nur schwierig oder wenig variieren läßt 

 und daß die Telephonplatte keine einfachen Töne gibt. Das Audiometer oder 

 Sonometer von Hughes, bei dem übrigens die Telephonrolle auf einem 

 Schlitten zwischen zwei entgegengesetzt induzierenden Spulen angebracht ist, 

 enthält im primären Stromkreis ein Mikrophon. Von diesem könnte man den 

 Ton einer mit verschieblichem Stempel versehenen und daher in der Tonhöhe 

 variablen Pfeife aufnehmen lassen; aber dann müßte wieder für die präzise 

 Konstanz des Mikrophons und des Pfeifentones gesorgt werden. Jacobson 

 hat in der angeführten Untersuchung sein Augenmerk besonders darauf ge- 

 richtet, die Unreinheit der Plattentöne zu beseitigen, und sich zur Telephon- 

 erregung einer immer gleich stark angeschlagenen und dann ausschwingenden 

 Gabel bedient. Indessen ist hierbei wieder für einen genügenden Wechsel 

 der Tonhöhe ein sehr umfangreiches Gabelmaterial nötig. Von einem wirklich 

 tadellosen Hörschärfemesser wird man verlangen müssen, daß er leicht Töne 

 von jeder gewünschten Höhe liefert, daß die Töne rein sind, daß ihre 

 Intensität exakt meßbar ist und daß sie dem Ohre zur bequemen Beobachtung 

 beliebig lange in gleichmäßiger Stärke dargeboten werden können. Am besten 

 scheint mir allen diesen Anforderungen das von Wien angegebene Instrumen- 

 tarium zu entsprechen. Auch dieser Autor benutzte als Tonquelle ein 

 Telephon, das fest an das Ohr gedrückt wurde oder mit einem Deckel nebst 

 Ansatzrohr zum Einführen in den Gehörgang versehen war, wobei freilich 

 zugleich durch Luft- und Knochenleitung gehört wird. Die Ströme, die möglichst 

 sinusförmige Wechselströme sein mußten, um einfache Töne zu erzeugen, 

 wurden für die tieferen Töne von einem Sinusinduktor, für die höheren von 

 einer Wechselstromsirene, deren Bau und Wirkungsweise a. a. 0. genau 

 beschrieben ist, geliefert. Bei schwachem Strom ist der Ausschlag der 

 Telephonplatte dem Strome proportional, die Tonintensität also proportional 

 dem Quadrat der Stromamplitude und die Empfindlichkeit des Ohres für die 

 jeweilige Schwingungszahl umgekehrt proportional dem Quadrat des Minimal- 

 stromes, der den Schwellenton erzeugt. Vorausgesetzt ist hierbei, daß der 

 gehörte Ton tiefer ist als der erste Eigenton d€r Platte und daß die Länge 

 des Gehörganges gegen die Wellenlänge zu vernachlässigen ist. 



Was nun die äußeren Umstände bei der Bestimmung des geringsten, 

 eben noch wahrnehmbaren Stärkegrades eines Tones betrifit, so muß in erster 



S. 189; Gradenigo, Arch. f. Ohrenheiik. 30, 240, 1890; Max Wien, Pflügers Arch. 

 f. Physiol. 97, 1 ff., 1903; vgl. ferner N. Vaschide, De l'audiom^trie , Bulletin de 

 Laryngol. etc. t. IV, 1901, chap. 5. 



Nagel, PhyBiologie des Menschen. III. oo 



