604 Olfactometrie. 



durch das Innenrohr ein, so wird die Luft, falls das Kautschukrohr nicht ganz 

 über das Glasrohr übergeschoben ist, erst eine Strecke weit an der Innenfläche 

 des Kautschukrohres entlang streichen müssen, ehe sie in das Glasrohr und 

 die Nase eintritt. Eine Holzplatte verdeckt die Einstellung des Riechrohres 

 für den Untersuchten. Zwaardemaker hat nun gezeigt, daß die Intensität 

 des von einem Objekt ausgehenden Geruches ceteris paribus der ausdünstenden 

 Oberfläche proportional ist. Somit kann auch im Olfactometer die Intensität 

 des Riechreizes auf einfache Weise reguliert werden, je nachdem man das 

 Kautschukrohr mehr oder weniger weit über das Glasrohr überschiebt, die 

 geruchgebende Fläche also variiert. 



Zur Verwendung von flüssigen Riechstofien können auch poröse Ton- 

 zylinder über das gläserne Riechrohi* übergeschoben werden, die man zuvor 

 mit der betreffenden Flüssigkeit durchtränkt hat. 



Als Einheit für qiiantitative Untersuchungen schlägt Zwaardemaker 

 den Reiz vor, der von einem mit Kautschuk armierten Riechmesser geliefert 

 wird , in welchem ein 1 cm langes Stück des Kautschukrohres als Duftfläche 

 zur Wirkung kommt. Ein solcher Reiz entspricht ungefähr dem Minimum 

 perceptibile für ein normales Riechorgan. Diese Einheit wird als Olfactie 

 bezeichnet; ein Riechorgan, das diesen Reiz eben wahrnimmt, hat die Riech- 

 schärfe 1. Sind 7 cm Kautschukrohr :^ 7 Olfactien nötig, um einen eben 

 wahrnehmbaren Reiz zu erzeugen, so ist die Riechschärfe Y7 usw. 



Ein Kautschukolfactometer kann also nach Olfactien graduiert werden. 

 Mit anderen Riechstoffen armiert, ist natürlich auch der Reizwert von 1 cm 

 Ausdünstungsfläche ein anderer. So empfiehlt Zwaardemaker für Appli- 

 kation stärkerer Riechreize (25 bis 250 Olfactien) eine Röhre von „Kunst- 

 horn" (Ammoniacum-Guttapercha). Hier entspricht 1 cm 30 Olfactien. 



Obgleich die von Zwaardemaker gewählte Einheit willkürlich und 

 nicht genau reproduzierbar ist, muß ihre Aufstellung unter den gegebenen 

 Verhältnissen doch immerhin als ein großer Fortschritt betrachtet werden. 

 Das Olfactometer ermöglicht messende Versuche an Gesunden wie an 

 Kranken mit alterierter Geruchsschärfe. 



Odorimetrische Untersuchungen über die „Riechkraft" ver- 

 schiedener Stoffe lassen sich mit dem Olfactometer anstellen, indem aus festen 

 Stoffen Zylinder von gleichen Dimensionen wie das erwähnte Kautschukrohr 

 geformt werden, flüssige Stoffe dagegen zur Durchtränkung der porösen Ton- 

 zylinder benutzt werden. Statt der letzteren können auch aus Fütrierpapier 

 gerollte Zylinder (mit einem Drahtgeflecht als Stütze) dienen, die sich 

 schneller durchtränken. 



Für die praktischen Bedürfnisse des Nasenarztes und Nervenarztes 

 dürfte Zwaardemakers olfactometrische Methode alle anderen bisher an- 

 gegebenen überflüssig machen. Wenige Worte seien indessen noch über 

 diese wegen des theoretischen Interesses einiger Punkte gesagt. 



Valentin i) brachte kleine Mengen einer riechenden Substanz in einen 

 großen Glasballon und stellte so annäherungsweise fest, ein wie großes Quan- 

 tum Luft durch eine bestimmte Substanzmenge noch riechend gemacht werden 

 kann. Auch tropfte er riechende Flüssigkeiten in große Portionen Wasser 



*) Lehrbuch der Physiologie, 4. Aufl., 1855, S. 667. 



