BAR 259 



d'observation dont on ne peut jusqu'à pre'senl donner aucune 

 explication satisfaisante. L'étendue de ces variations acci- 

 denlelles n'est pas partout la même ; elles sont presque nulles 

 sur les hautes montagnes, et entre les tropiques. Dans 

 les zones tempérées , elles ne sont jamais très-considérables 

 par les temps calmes; mais presque toujours le baromètre 

 descend rapidement avec les tempêtes, et il éprouve de 

 grandes oscillations en quelques heures quand elles ont 

 lieu , ce qui en fait un instrument très-utile a la mer pour les 

 navigateurs instruits. La hauteur moyenne du mercure dans 

 le baromètre au niveau des mers, est partout, à fort peu 

 près, la mc'me ; cependant on croit y avoir reconnu de légères 

 différences. Au niveau de l'Océan, cette hauteur moyenne est 

 de o"' 7G29 (28 pouces 2 -,2) , la température étant à 12', 8 

 du thermomètre centigrade ; à Paris, au niveau de la Seine , 

 elle est de o™ 76 (28 p. 0,9), et suivant les observations de 

 Rohault, continuées pendant quinze années consécutives, 

 elle varie entre o"", 766981 (28 p. 4-') et o"" 7^9610(26 p. 

 7 • ) La température moyenne étant de 12° centésimaux. 



Les baromètres à cadran , que l'on voit quelquefois dans 

 les appartemens , et qui sont devenus presque un meuble de 

 luxe dans quelques provinces , sont construits de manière à 

 rendre très-sensibles les variations accidentelles de la colonne 

 barométrique et leurs rapports avec les changemens de 

 temps. Ils sont essentiellement composés d'un baromètre à 

 siphon placé derrière le cadran. Lorsque le poids de l'atmo- 

 sphère diminue, le mercure s'abaisse dans la longue branche 

 du siphon , et par compensation , Il s'élève dans la petite ; le 

 contraire arrive lorsque la pression de l'atmosphère augmente. 

 Pour marquer ces mouvemens , on place dans la branche la 

 plus courte un petit corps qui (lotte à la surface du mercure ? 

 ce flotteur est attaché a un fil de soie ; le fil de soie passe sur 

 une poulie, et cette poulie fait marcher l'aiguille du cadran. 

 Quand le baromètre baisse , le petit flotteur s'élève ; le fil de 

 soie, qui est toujours tendu par un contre-poids; glisse sur la 

 poulie , la fait tourner , et l'aiguille marche vers le mauvais 

 temps : c'est le contraire quand le baromètre monte ; le pe- 

 tit flotteur descend ; il tire à lui le fil de soie et le contre- 

 poids ; ce mouvement fait tourner la poulie en sens opposé , 

 et raiguille marche vers le beau temps. On conçoit que cette 

 machine doit être imparfaite à cause de l'inertie et du frot- 

 tement de la poulie et du fil de soie ; car il faut que la force 

 qui fait monter ou descendre le mercure dans la petite bran- 

 che , surmonte d abord toutes ces résistances avant que l'ai- 

 guille se mette en mouvement ; c'est pourquoi , lorsqu'on 

 veut coujuiter ces baromètres , il est bon de les frapp.-r dou- 



