8 ATONALES DE L'INSTITUT OCÉANOGRAPHIQUE 



.schaftlichen Photographie viel verwendet und hat, insbesondere zom Zweck der Sensi- 

 tometrie, d. h. der Untersuchung uber den Empfindlichkeitsgrad einer photographischen 

 Emulsion, hedeutende Yerfeinerungen crfahren. Die genauesten Skalen kann m;in mit 

 demvon Eder modifizierten Scheiner'schen Sens tometer herstellen. Eder hat die fiir die 

 einzelnen Skalengrade geltenden Lichtmengen in seinem Handbuch (Bd. I, Têil 3, 

 Seitei73) auf einer Tabelle zusamniengestclh, und wenn mann mit dcm sehr feinen 

 Hartmann'schenMikrophotometerdie zu untersuchende Platte mit der Skala verg'eicht, 

 so erhâlt man ohne Weiteres eine recht genaue Angabe ûber die zur Schwàrzung verwen- 

 dete Lichtmenge. 



Da mir weder eine Scheiner'sche Sensitometersskala noch ein Hartmann'sches Mi- 

 krophofometer zur Verfiigung stand, so verwendete ich eine selbstgefertigte Skala, wobei 

 icheine, von Dr. Schôbel an der zoologisthen Station in Neapel berechnete Tabelle 

 (Fi;'. 4) beniitzte, welche gut abgestuite Belichtung zeiten der Scheinerschen Sensito- 

 meterskala in Verschlussgeschwindigkeiten photographischer Zentralverschlusse umwer- 

 tete. 



Skalengrad. I id.lmenf;e in Sn.k 



( Sekunden-Meler-Kerzeii) . 



, 0,205 



2 • o,o5o 



3 ; 0,075 



4 : ..' 0,125 



5 o.'75 



6 0,225 



1 0,25 Normallon. 



8 o,5o 



9 , ■• 0,75 



10 ■ '.sS 



II 2,00 



12 2,5o 



Dièse Skala ûbcrspringt mehrere Grade der Scheiner'schen, indem sie 12 Telle fïir 

 20 setzt, auch beginnt sic nicht mit der in Praxis nicht verwendbarcn EmpfindHchkeits- 

 schwelle der Platten, von etwa 0,01 3 Smk, gleich Scheinergrad 20, sondern erst mit 

 o,o25 Smk oder Scheiner 17. Die letzten drei Grade der Skala 10, 11, und 12 sind nicht 

 mehr zu verwenden, da sie schon ins Gebiet der photographischen Normalexposition 

 reichen (das Fûntzigfache der geringsten, noch cinwirkenden Lichtmenge als Grenze 

 angenommen, siehe Fig. 3). 



Wiirden aile zur Verwendunggelangenden Platten eine genau gleiche Schwarzungs- 

 zunahme aufweisen, so kônnte man sich mit der einfachen Angabe des Skalengrades irf 

 Smk begniigen. Da dies aber nicht der Fall ist, sondern einzelne Platten einen bestimmteù 

 Skalengrad eiwas frûher erreichen als andere derselben Sorte, so ist es der hôheren 

 Genauigkeit halber zu empfehlen, einen Grad der Skala als Normalton zu v^âhlen und 

 aus den erhaltenen Resultaten die Belichtungszeit zu berechnen, die nôtig ist, um den 

 genannten Normalton zu erlangen. Eine mit dieser Belichtungszeit vorgenommene Probe 

 zeigtdann, ob eine Empfindlichkeitsdifferenz vorhanden ist oder nicht. Dieser jNdrmal- 



