ANNALEÔ DE L'INSTITUT OCÉANOGRAPHIQUE t3 



des llauchglases, welche zwischen Schutzglâschen seewasserbestândig eingekittet ist. Das 

 Rauchglas hat liir den ganzen sichlbaren Teil des Spektrums fast genau denselben 

 Absorptionscoetfizient, schneidet aber Ultraviolett ganz scharfab (wohl auch zum Teil 

 eine Folge der Schutzglâschen). Die Grôssen-chwankungen des Absorptionscc effizients 

 fur die sechs von mir untersuchten Spektralbezirke sind so gering, dass ich sie in Foige 

 der spâter zu be>prechenden, viel einflussreici'eren Fehlerquellen ganz vernachlâssigen 

 konnte. Mir standen folgende sechs Verzôgerungsglâser von gut abgesiufter Opaziiât 

 zur Verlûgung : 



Vcnogerungsglas. Ezpositions- 



verl&ngeriing. 



b 3 fach. 



c 4 — 



•d, .." 12 — 



dj, dj, dj je i5 — 



DurchKombinationzweierodermehrerersolcherGlaschen konnte ich 26 verschiedene 

 Verzôgerungsmôglichkeiten erzielen, und zwar von 3 bis etwa 5oo 000 fach. Doch sind 

 die starker verzôgernden Kombinationen, etwa von goo ab, praktisch unbrauchhar, da 

 sich die geringcn Fehler in der Opazitâtsbestimmung der einzelnen Glâschen muhiplizie- 

 ren und zu schweren Irrtûmern Anlass geben kônnen. Mittels der geringeren Opazitats- 

 grade dieser Glâschen aber ist man in Stande, in beliebigen Tiefen aut den Normahon 

 hin zu arbeiten. 



Nachdem nun aile Hilfsmittel besprochen wurden, die zur Erlangung einer der ein- 

 wirkenden Lichtmenge proportionalen Schwârzung photographischer Platten notw^endig 

 sind, bleiben noch die verschiedenen Fehlerquellen zu untersuchen ûbrig, die einerseits 

 in der Méthode liegen und die Genauigkcit der Resultate herabsetzen, anderer- 

 seiis aber, durch die Natur der mitspielcnden Medien bedingt, verhindern, exakte Anga- 

 ben liber den Abtall ein und derselben Strahlengattung nach der Tiefe des Meeres zu, 

 berechnenzu konnen. 



Fehlerquellen. 



Die ersteren der eben genannten Fehlerquellen habe ich zum Teil schon anlâsslich 

 der Beschreibung der Entwicklung besprochen. Es kommen hier in Frage : die Schwan- 

 kungen der Sensibilitât und Gradationsfâhigkeit der Flatten, Schwankungen in der Kon- 

 zentration des kâuflichen Entwicklers, Unregelmâssigkeiten der Entwicklertemperatur, 

 unJ endiich Unachtsamkeiten des Untersuchenden bei den chemischen Prozeduren. Fer- 

 ner Ungenauigkeiten der Skala und der Durchiâssigkeitsbestimmungender Verzôgerungs- 

 glâser und Filter. Auch die Nichtberiicksichtigung der sogenannten Schwarzschild'schen 

 Konstante [Edtfs Handbuch d. Pliot. Bd. I, Teil 2, Seîte 49), welche das photographische 

 Reziprozitâisgesetz modifiziert, gehôrt hierher (siehe oben Seite 11). Aile dièse Fehler 

 lassen sich teils durch peinlich genaues Arbeiten, teils durch Anwendungdes Normaltons 

 (Sensibilitâtsschwankungen und Schwarzschild's Konstante)' auf einMinimum reduzieren 

 oder wenigstens in immergleich bleibendem Mass erhalten, nicht aber der bisheruner* 



