ANNALES DE L'INSTITUT OCEANOGRAPHIQUE 



Helligkeitszunahme von i: 1,27 entsprechen. Bei bekannter Intensitât der Lichtquelle, 

 bekannter Expositionsdauer und genau eingehaltener Entwicklungsart (Normal- 

 entwicklung) entsprechen dann die Schwarzungsgrade der Skala bekannten Lichtmengen. 

 Um die Schwârzung der Proben mit einer solchen Scheinerskala vergleichen zu kôn- 

 nen, bedient man sich des Hartmann'schen Mikrophotometers (Èders Handbuch, Bd. i/3, 



Seite 204). Hierbei wird entweder der Photometer- 

 keil des Instruments nach der Scheinerskala 

 geeicht, oder aber die Proben werden mit der di- 

 reckt im Photometer montierten Skala verglichen. 

 Die Mikrophotometer, wie das Hartmann'sche 

 oder jenes nach Professor Miethe, welches Nikol- 

 prismen an Stelle des Photometerkeils setzt, wur- 

 den ursprùnglich fur astronomische Zwecke kons- 

 truiert und zwar in erster Linie zum Bestimmen 

 von Sternhelligkeiten. Sie besitzen eine Reihe von 

 Vorrichtungen die ausschliesslich diesen Zwecken 

 dienen und sind mit Mikroskopobjektiven ausges- 

 tattet,so dassmandas Plattenkorn einer ganzkleinen 

 Stelle der Platte scharfstellen kann. Dièse Mikro- 

 photometer sind grosse, fûrs Laboratorium ge- 

 schaffene Apparate, die man den Zufâlligkeiten an 

 Bord eines Untersuchungsschiffes nicht aussetzen 

 mag. Eine Reihe von Untersuchungen zeigte mir 

 f\ sg 9 4$ e nun ' dass extra fo kale Schwârzungsmessungen 



^*2 llflfflH *~\*ffli± immer génau die gleichen Werte geben wie bei 



sichtbarem Korn, wenn nur der Abstand beider 

 Objektive von Platte und Skala der gleiche ist. 

 Scharfstellen des Plattenkornes ist somit fur die 

 vorliegenden Zwecke unnôtig, die Mikroskopob- 



Fig. 1. 



jektive kônnen wegfallen und ein Instrument 



welches den hier gestellten Anforderungen genûgt, 

 kann dementsprechend kleiner, leichter und auch ganz wesentlich billiger sein. 



Fig 1. zeigt einen solchen Schwàrzungsmesser, wie er von der Firma R. Fuess in 

 Steglitz-Berlin nach meinen Angaben gebaut wird. Der Schlitten A wirdgegen die Blattebe- 

 ne aus dem Gehàuse geschoben und in den Rahmen R die zu untersuchende Platt Pgelegt. 

 Unter einem Kreis, der in eine die zu untersuchende Platte bedeckende Spiegelglasscheibe 

 gerït'zt ist, wird die zur Messung gewâhlte Stelle der Platt P eingestellt und hierauf der 

 Schlitten A wieder ins Gehâuse zurùckgeschoben. Es kann jede beliebige Stelle des 

 belichteten Zentrums der Platte und ein grosser Teil des unbelichteten Randes (Schleier- 

 bildung) ! untersucht werden. Se ist die Scheinerskala, deren eben eingestelltes Feld auf der 

 Oberkanteihres Rahmens ablesbar ist. DasStrahlenbùndel C, passiertdie zu untersuchende 

 Platte, dann eine 0,9 mm. Blende und wird durch den Spiegel im Lummer-Brodhun'schen 



