§ 5. — Après avoir mis le tiiormomètrc dans la monture à ren- 

 versement, le grand réservoir en bas, s'assurer : 1° si le thermo- 

 mètre y est bien fixé ; 2° si la monture" fonctionne bien. 



G. — Lecture à bord et correction des lectures brutes. 



§ 6. — A la remontée de l'appareil, on se mettra immédiate- 

 ment à Fombre et on vérifiera rapidement si la monture a bien 

 fonctionnée. 



§ 7. — En tenant l'appareil à contre-jour, on lira a haute voix 

 d'abord la température du thermomètre à renversement, en évaluant 

 les centièmes de degrés, ensuite on lira et on inscrira la tempéra- 

 ture du thermomètre auxiliaire, à un dixième de degré près. 



§ 8. — Des loupes spéciales sont utiles pour évaluer les cen- 

 tièmes de degré du thermomètre à renversement. 



§ 9. — Chaque thermomètre est muni d'un certificat d'épreuve 

 indiquant les écarts individuels de calibrage, qu'il faut prendre en 

 considération, lors des corrections des lectures brutes. Le tableau 

 suivant, en usage au Musée Océanographique de Monaco, est très 

 commode. Il évite une perte de temps, grâce aux interpolations, et 

 une perte éventuelle d'un certificat d'épreuve. On le compose de 

 façon à avoir les données des certificats de tous les thermomètres 

 qu'on possède. Voici un exemple. 



