30 



Para hacer uso de esta tabla basta sumergir el 

 areómetro de Baumé en el ácido ó disolución de 

 éste llevada á + 15" centígrados, leer el grado 

 que marca y buscar después en las tablas qué 

 densidad y qué tanto por ico en ácido monohi- 

 dratado ó anhidro corresponde al grado leído en 

 el areómetro. 



Si la temperatura del ácido no fuera de + 15°, 

 es preciso hacer la corrección de temperatura; 

 para esto se sabe que un aumento de 21° termo- 

 métricos corresponde á una disminución de 1° del 

 areómetro, lo cual equivale á 0,048 grados areo- 

 métricos por cada gi-ado del termómetro. Es pre- 

 ciso, pues, añadir ó quitar al grado que marque 

 el areómetro tantas veces 0,048 como grados de 

 calor haya por encima ó por debajo de 15° en el 

 momento de la experiencia. 



El areómetro de Baumé que se emplee debe 

 estar dividido en décimas de grado, para poder 

 de esta suerte determinar por interpolación la 



