88 



inferior al punto más bajo de la superficie líqui- 

 da, éste, por reflexión, se dibujará perfectamente 

 negro sobre el fondo del papel blanco, siendo el 

 medio más exacto de hacer la lectura. 



Si se invierte el orden de colocación de las ho- 

 jas, colocando la negra en la parte superior, la 

 línea de separación subsistirá á la misma altura 

 y la superficie del líquido aparecerá blanca sobre 

 fondo negro. 



La exactitud de esta manera de proceder no 

 deja nada que desear, pues el error que puede co- 

 meterse es menor que el inherente á la manera 

 de reconocer el fin de la reacción. 



La lectura se hará en las mismas condiciones 

 cuando se ponga á cero el nivel del líquido que 

 cuando se tome la observación al final de cada 

 ensayo. 



Corrección de la bureta. — Las buretas adquiri- 

 das de los fabricantes necesitan siempre some- 

 terse á una corrección para tener seguridad de 

 sus indicaciones. Para determinar el error de una 

 bureta se la llena de agua destiladaá 17,5 grados 

 si es de construcción alemana y á 15 grados si 

 es inglesa, y se vierten sucesivamente de 2 á 

 4 ce. en un tubo tarado provisto de tapón, deter- 

 minándose con toda exactitud el peso del agua. 



La diferencia entre la cantidad total de agua 

 pesada y leída constituye la corrección para el 

 nivel observado, corrección que debe marcarse 

 sobre la bureta con el diamante. 



Ejemplo de im ensayo de nicotina. — Suponga- 

 mos que se quiere determinar la riqueza en nico- 



