254 MORRIS LOEB 



derartigen Messungen bequem als Elektrode verwenden 

 lasst. Seine Salze sind leicht in geniigender Reinheit zu 

 beschaffen. Sodann bot sich uns in der eleganten Titrier- 

 methode auf Silber von Herrn Volhard 1 die Moglichkeit, die 

 notigen Analysen mit grosser Leichtigkeit und durchaus 

 geniigender Sicherheit auszufuhren. 



2. APPARAT ZUR BESTIMMUNG DER UEBERFUHRUNGS- 



ZAHL 



Bei der Wahl desselben suchten wir die Anwendung von 

 Membranen zu umgehen, um storende Nebenwirkungen 

 vollig zu vermeiden, und waren darauf bedacht, seinen innern 

 Widerstand moglichst gering zu machen, damit bei den sehr 

 verdiinnten Losungen, mit denen wir arbeiteten, die Zeit- 

 dauer eines Versuchs nicht iibermassig sich ausdehne. Wir 

 sind schliesslich nach mehreren Versuchenbei einemApparate 

 stehen geblieben, welcher bei seiner Einf achheit sich in vielen 

 Fallen als brauchbar erweisen diirfte. Er besitzt im wesent- 

 lichen die Form einer Gay-Lussacschen Burette und ist in 

 nebenstehender Zeichnung dargestellt. Um das lastige Her- 

 abfallen des an der Kathode sich niederschlagenden Silbers 

 zu vermeiden, ist ein seitliches Ansatzrohr von derselben 

 Weite wie das Hauptrohr angeschmolzen, welches in einer 

 Kugel endigt, die zur Aufnahme der Kathode dient [951], 

 Eingefiihrt wird dieselbe durch das engere Rohr B; sie 

 besteht aus einem an einem Silberdraht befestigten und 

 cylindrisch gerollten Silberblech. Die Anode, ein an seinem 

 untern Ende spiralformig gewickelter Silberdraht, wird durch 

 A eingefiihrt und reicht bis auf den Boden des Gefasses. Um 

 den Eintritt des Stromes in die Losung nur am unteren Ende 

 zu ermoglichen, ist der gerade Teil des Drahtes mit einer 

 diinnwandigen Glaskapillare iiberzogen, die sich trotz des 



1 J. Volhard, Annalen, 190, 1 (1878). , 



