Messung mit Aräometern. 231 



mit passenden Gewichten so beschwert, daß er innerhalb des Wassers schwebt, 

 ohne zur Oberfläche aufzutauchen oder zum Boden des Gefäßes hinabzusinken. 

 Dieser Typus ist zuerst von G. Pisati empfohlen und von N. Reggiani 1883 

 auf der Forschungsfahrt des italienischen Dampfers Washington im Mitt«*l- 

 meer angewandt worden. In der neueren Zeit hat sich namentlich Fridtjof 

 Nansen um diese Methode mit Erfolg bemüht 1 ), um gewisse empfindliche 

 Störungen der üblichen Aräometer zu vermeiden, die durch Änderungen der 

 von Fall zu Fall wechselnden und unkontrollierbaren Oberflächenspannung ent- 

 stehen. Wir werden uns bei späterer Gelegenheit (S. 281) mit der kleinen ring- 

 förmigen Kapillarwelle beschäftigen, die sich unter der Einwirkung der Ober- 

 flächenspannung am Skalenstengel über das ebene Niveau der Wasseroberfläche 

 erhebt und ihr Gewicht y berechnen lernen, mit dem sie sich an den Skalen- 

 stengel anhängt und das Aräometergewicht vermehrt. So besteht also für ein 

 Aräometer nicht die Gleichung S = G\V> sondern = (G -f- y)\V. Wenn durch 

 Fettteilchen oder andere Verunreinigungen die Glasoberfläche des Stengels 

 nicht völlig benetzbar ist, hat die Größe y nicht den zu erwartenden Wert und 

 taucht das Aräometer nicht so tief ein, wie es normalerweise sollte. Die Aräo- 

 meter mit voller Eintauchung sind von diesem Eingreifen der Oberflächen- 

 spannung vollkommen unabhängig; sie haben keinen Skalenstengel, sondern 

 nur eine kurze Spitze am oberen Ende, die als Träger kleiner Aufsatzgewichte 

 dient. Man muß aber auch hier das Gewicht (im Vakuum) und Volum jedes 

 Instruments genau bestimmen und außerdem einen Gewichtsatz von Platin- 

 iridiumspiralen bereit halten, um das Aräometer so weit zu belasten, daß es 

 gerade unter Wasser schwebt. Hierzu gehört aber vor allem eine sehr sorg- 

 fältige Regulierung der Temperatur, da kleine Schwankungen derselben die 

 Dichtigkeit des Wassers verändern, was sofort das Taucharäometer zur Ober- 

 fläche oder an den Boden befördert. Um möglichste Gleichmäßigkeit der Tem- 

 peratur zu erzielen, hat Nansen ein Wasserbad oder noch besser em sogenanntes 

 Dewarsches Gefäß (mit evakuierten hohlen Wänden) empfohlen. Dauert der 

 Versuch längere Zeit, was bei Ungeübten leicht vorkommt, wenn das Abstim- 

 men der geeigneten Temperatur nicht gleich gelingt, so treten auch Störungen 

 durch Verdunstung ein, wodurch das spezifische Gewicht des See wassere ver- 

 mehrt wird. Zum Abstimmen der Temperatur bedient man sich zweier langer 

 unten zugeschmolzener Glasröhren, von denen die eine mit heißem Wasser, 

 die andere mit Eisstückchen gefüllt ist und mit denen man das zu unter- 

 suchende Wasser umrührt. Nansen fand, daß sich seine Taucharäometer auch 

 bei recht starkem Seegang an Bord noch mit Vorteil verwenden ließen, in 

 Fällen wo die gewöhnlichen Skalenaräometer versagten •). 



Seewasser, dessen spezifisches Gewicht bestimmt weiden soll, und das 

 neb durch darin suspendierte feste Teilchen getrübt erweist, muß fxl t 

 werden, da die Fremdkörper das spezifische Gewicht des Wassere erh< 



Wägungen mit dem Pyknometer ist das ohne weiteres enwchtlioh. Aber 

 auch die Aräometer und die Senkkörper einer hjdiottttteohen Wage rea^' 



1 Trübung in der gleichen Weise, was durch geeignete Experimente 



K. A. Forel an sedimentreichem Rhone wasser nachgewiesen und von 

 A. A. Odin deich eine mathematisch-physikalis' i< klung bestätigt 



worden ist 1 ) . 



') Reggiani in R. R. Ac. dei I :<>ma 1890,6, p. 99; Kamen 



fio Kesults of the Norwegian North Polar Expedr 

 i 1900, p. 78; SchM.'hif in NV mia 1901, 



p. 866. 



tal Gewichtsaräometer von Lohn 

 1893. S. 164 loh nur für da» I^borat aber ebenfalls ingen 



der O 1 tspannung frei. 



») Bull. Soc. Vaudowe 1887, vol. 23, p. 85; Thoulet, Oceanogr. p. 337 



