Moderne Tiefseethermometer. 



375 



Fig. 50. 



geschlossenen Wassers und seiner Gase beim Aufholen die Temperatur etwas er- 

 niedrigt. Bei den geringeren Tiefen der heimischen Meere spielt diese Störung keine 

 Rolle und wird der Apparat in seiner neuen, ihm von Nansen 

 gegebenen Gestalt mit um so größerem Vorteil angewandt, 

 als er gleichzeitig eine für Chlortitrierung und Gasanalyse 

 ausreichende Wasserprobe liefert. Nansen 1 ) meint mit dem 

 Apparat die Temperatur innerhalb 0.02° genau bestimmen 

 zu können. Er hat für seine Beobachtungen mit einem 

 solchen isolierenden Wasserschöpfer im Nordpolarbecken 

 die der Ausdehnung des eingeschlossenen Wassers ent- 

 sprechenden Korrektionen auf Grund von Lord Kelviiw 

 Formel (1853) berechnet: = (T. e. p) : (L c p . o ) , wo 

 ß die Temperaturänderung, T die absolute Temperatur 

 (273 — |— /°) , e die kubische Ausdehnung des Seewassers 

 für jeden Zentigrad bei der Temperatur t, p den Druck 

 in kg pro qm, c ß die spezifische Wärme des See- 

 ers und (> das Gewicht eines cbm des S:>ewassers be- 

 deutet; c p .() Q wurde dabei konstant = 960 angenommen. 

 Für das zwischen — 1.6 und + 0.7° temperierte arktische 

 Ber ergaben sich die Korrektionen : bei 100 m = -f- 0.002°, 

 200 m = 0.007°, 300 m = 0.013°, 400 m = 0,016°, 500 m 

 = 0.020° und 800 m = 0.03°. Bei höheren Wassertempera- 

 tuien steigen auch die Korrektionen, so für t = 4° in 400 m 

 auf 0.028°. In der Tat hat Drygalski in tropischem Wasser 

 Unterschiede zwischen den Angaben des isolierten Wasser- 

 schöpfers und Kippthermometers in erheblichen Beträgen 

 wahrgenommen und auch die Ausdehnung der absorbierten 

 Gase zur Erklärung herangezogen. 



Für die großen Tiefen der Ozeane bedarf es aber an- 

 derer Hilfsmittel, und soweit die regelmäßige Wärmeschich 

 tun <r der Tropenmeere in Betracht kommt, wird daä Six 

 Thermometer stets mit Vorteil angewandt. Es ist ein 

 mum- und Minimumthermometer (Fig. 50), das also 

 beim Versenken in den Ozean die höchste und niedrigste 

 auf dem Wege vorhandene Temperatur durch die Stellung 

 ihrer Indexstifte aufzeichnet. Bei der regelmäßige! 

 nähme der Temperatur in .den offenen Ozeanen der niedrigen 

 und gemäßigten Breiten ist die registrierte Minimal 

 peratur die der tiefsten erreichten Schicht Ellkommende. 

 lie technische Herstellung ergibt sich die Schwierigkeit, 

 die Indexstiftchen mit ihrer Federspirale iu die Kapillare 

 rieht ig einzupassen damit sie weder zu fest sitzei 

 das Quecksilber sie überströmt, noch zu locker, dam 

 lieh nicht nachträglich durch die Erschür des 



Ulli- tiu.l Mi 

 m u 1 1 . r 



ich von i. « 

 sella in London. 



diel 



KrkUrunff. l>er Raum A ist mit der thennoi: 

 die beim Erwärmen sich aasdehnt und das den hufeisenförmig gebogenen Teil dar Kapillare 

 ebnende Quecksilber vor sich herschiebt, so daß der Indexstift « im rechten Schenkel mit 

 unteren Knde die Maximaltemperatur anzeigt. Bei Abkühlung drangt der Quecksilber- 

 faden im linken 8chenkel den Indexstift <*' nach oben, dessen Wittrtl Knde dann dieMimiii.il- 

 temperatur angibt fin <l»»r Figur 60<>F « lOOfj). Pcrrecbtr Schenkel ist über dem Queck 



Im mit derselben thermometriseben Flüssigkeit •rfullt. dl« vH <in Gegengeu 

 Die Druckkompenninn int um dtl Raum a herum in Gestalt einer ebenfalls teilweise BT) 

 th*rm. »metrischen Flüssigkeit «• fallt. n Olashülle erkennbar. 



') Ooeanography of the North Polar Baain. Kristiania 1902, p. 5; vergl. 

 DrygaUkf, Zum riüi HKM 



