206 



Wasserstandsmessung. 



Fior. 52. 



wird. Die Übertragung von dem Schwimmer auf den Zeichenstift ist so 

 eingerichtet, daß die Ordinaten der aufgezeichneten Kurve proportional 



der entsprechenden He- 

 bung oder Senkung des 

 Schwimmers sind, wäh- 

 rend die Abszissen direkt 

 dieZeit darstellen. Durch 

 Messung mit dem Zirkel 

 kann man für jede durch 

 die Abszisse dargestellte 

 Zeit den zugehörigen 

 Wasserstand über einem 

 ein für allemal angenom- 

 menen Nullpunkte er- 

 halten, indem man die 

 abgegriffene Länge mit 

 dem Reduktionsfaktor 

 multipliziert , der an- 

 gibt , wievielmal die 

 Wasserhöhen größer sind 

 als die Kurvenordinaten, 

 Dieser Faktor ist eine 

 jedem Instrument eigen- 

 tümliche Größe, die ent- 

 weder durch Messung 

 der Hebelarme bei dem 

 Übertragiingsm echanis- 

 mus, oder aber sicherer 

 durch eine Reihe von 

 Vergleichungen gemes- 

 sener Kurvenkoordina- 

 ten mit direkten sorg- 

 fältigen Wasserhöhen- 

 messungen bestimmt 

 werden. 



Der erste Flutauto- 

 grapb, englisch: selfregi- 

 stering tide gauge, franzö- 

 sisch: maregraphe, wurde 

 von H. R. Palmer 1831 in 

 Sheerness aufgestellt und 

 in den Phil. Transactions 

 1831, p. 209 beschrieben. 

 Ihm folgte der etwas ver- 

 schieden konstruierte,von 

 Bunt bei Bristol aufge- 

 stellte, dessen Beschrei- 

 bung sich in den Phil, 

 modernsten sei ein von R e i t z 



Selbstregistrierender Pegel von Seibt-Fueß 



Trans. 1838, p. 249 fuidet. Unter den 



in Hamburg verfertigter auf der Insel Sylt erwähnt und besonders der von 



