430 Methoden der Strombeobachtung. 



Druck, den das fließende Wasser auf eine dem Strom widerstehende Fläche 

 ausübt, wobei sich diese Fläche um eine feste Achse leewärts dreht und der 

 hierbei mit der Lotrichtung erzielte "Winkel der Stromstärke proportional 

 gesetzt wird. Eine Art der Anwendung dieses Prinzips ist sehr alt. Bei Tief- 

 lotungen, die vom ausgesetzten Beiboot vorgenommen wurden, mußte man 

 wahrnehmen, daß, wenn das Lotgewicht den Boden erreicht hatte, ein etwa 

 vorhandener Oberiäächenstrom das Boot mit sich fortzog, so daß schließlich 

 die Lotleine einen Winkel mit der Wasseroberfläche machte, der kleiner al& 

 90 ° wa;r. Du Petit-Thouars^) hat sich bereits mit dieser Frage rech- 

 nerisch beschäftigt. Für den Fall, daß Klavierdraht verwendet wird, wo man 

 den Unterschied zwischen dem Gewicht des Drahts imd des von diesem ver- 

 drängten Wassers, ebenso wie die Reibung, vernachlässigen kann, bedarf es 

 nur der Messung des Winkels «des Drahts mit der Horizontalen, der ab- 

 gelaufenen Länge L des Drahts, des Gewichts des Lotes P und des Umfangs 

 des Drahts c, um nicht nur die gelotete Wassertiefe % wie auch die Geschwindig- 

 keit V der ganzen Wassermasse zu finden. Nach Du Petit- Thouars soll dann 

 sehr genähert sein: 



p = Lsin « 1 1 + -ö~cos*«+ -5^cos*a+ . . . | 



v^ = P : (kc L tang «), 



worin k eine Konstante, in Metermaß ungefähr 5, bedeutet. — Hier ist der 

 Drehpunkt des ideellen Pendels im Lotgewicht am Meeresboden; in den meisten 

 Fällen wird er aber auf dem Beobachtungsschiff angenommen. 



Indem V. Hensen^) den Abtriftwinkel der in die Tiefe versenkten 

 Planktonnetze ins Auge faßte, konnte er ebenfalls ein Verfahren angeben, 

 um Richtung und Stärke ozeanischer Unterströme zu erkennen. Seine Methode 

 geht allerdings von der Voraussetzung aus, daß der Unterstrom in der Zeit- 

 einheit gleiche Wassermengen durch sein benetztes Profil befördert wie der in 

 der Richtung meist entgegengesetzte Oberstrom, was die Anwendbarkeit des 

 Verfahrens sehr einschränkt. — Für die geringen Tiefen der heimischen Ge- 

 wässer hat kürzlich J. P. Jacobson^) einen vom gut verankerten Schiff 

 aus leicht zu bedienenden sogenannten Libellenstrommesser an- 

 gewandt. Ein entsprechend geformter und beschwerter Treibkörper hängt 

 an einer dünnen Lotlitze, die über Wasser durch eine enge steife Röhre geleitet 

 ist. Diese Röhre führt durch eine kardanische Aufhängung an der Bordwand 

 und trägt an ihrem oberen Ende eine große Dosenlibelle (es können auch 

 zwei sein), an deren konzentrischer Teüung man den Neigungswinkel der 

 Drahtlitze und auch das Azimut derselben abliest. Die Messungen in den ver- 

 schiedenen Tiefen können rasch nacheinander erfolgen. Nur muß der Treib- 

 körper bei schwachen Tiefenströmen ausgewechselt werden. Jacobsen iat 

 gute Erfolge im Großen Belt zu verzeichnen. 



In ganz anderer Weise ist Fridtjof Nansen*) bei seinem sogenannten 

 Pendelstrommesser vorgegangen (Fig. 113), wesentlich in der Ab- 

 sicht, auch ganz schwache Ströme noch zu registrieren, die nicht imstande 

 sind, den toten Gang des Ekmanschen und anderer Propellerapparate zu über- 



1) Voyage autour du monde sur la Pr6g. La Vdinus, Paris 1844, Bd. 10, S. 168. 



2) Wissenschaft]. Meeresuntersuchungen. Abt. Kiel 1898, Bd. 3, S. 1. 

 ^) Publ. de Circonstance Nr. 51, Kopenhagen 1909. 



*) Zuerst beschrieben von W. E k m a n in Nyt Magazin for Naturvidenskabeme, 

 Kristiania 1901, Bd. 39, S. 163; in der neuen Ausführung in Publ. de Circonstance 

 Nr. 34, Kopenhagen 1906. Im obigen Text ist die Erläuterung nur ganz kurz ge- 

 halten, wegen vieler wichtiger Einzelheiten muß die Originalabhandlung nachgesehen 

 werden. 



