Metlioden und nouere Ergebnisse der >^cL\veremessungen. 147 



dem Thermometer ein lanfi- ausgezogenes Gefäß, das man in die durch- 

 bohrte Stange eines Pendelkürpers steckt. In neuerer Zeit hat man 

 auch mit Pendeln aus der gegen Temperaturänderungen unempfiiidHchen 

 Nickelstahllegierung Versuche gemacht, die recht befriedigend ausge- 

 fallen sind. 



3. Luftdruck. Das schwingende Pendel hat den Widerstand der 

 umgel)enden Luft zu überwinden: es erleidet ferner durch die Luft einen 

 Auftrieb. Die Resultante beider Wirkungen besteht in einer Vergrößerung 

 der Schwingungsdauer bei zunehmendem Luftdruck. Der Einfluß der Luft- 

 druckänderung wird genügend genau berücksichtigt, wenn man die Änderung 

 der Schwingungsdauer der Änderung der Luftdichte proportional setzt. Wie 

 die Temperaturkonstante, bestimmt man die Luftdichtekonstante des Pendels 

 dadurch, daß man die Schwingimgsdauer bei möglichst verschiedenem, 

 künstbch erzeugtem Luftdrucke mißt. Luftdichtekonstante heißt die Änderung 

 der Schwingungsdauer, wenn man von der Luftdichte 1 (bei 160 mm. 0" C 

 unter 45" geographischer P)reite) zur Luftdichte (im luftleeren Piaum) 

 übergeht. 



4. Mitschwingen. Die Schwingungen des Pendels werden an der 

 x4chse auf das Lager und dadurch auf das Stativ übertragen, das in Mit- 

 schwingung geratet. Die Wirkung dieser erzwungenen Bewegung des 

 Stativs besteht darin, daß das Pendel gleichsam um eine Achse schwingt, 

 die etwas über der Auflagerungsfläche liegt. Auf diese Beeinflussung der 

 Schwingungszeit, die man anfänglich bei relativen Schweremessungen wegen 

 des geringen Gewichtes der Halbsekundenpendel (von ca. 1 kg) und der 

 massiven Konstruktion des Stativs glaubte vernachlässigen zu können, 

 wurde man erst aufmerksam, als zwei Beobachter verschiedener Länder 

 auf derselben Feldstation die Schwingungszeiten ihrer Pendel bestimmten 

 und daraus Schwerewerte erhielten, die nicht innerhalb der erwarteten 

 Genauigkeit miteinander übereinstimmten. Die Änderung, welche die 

 Schwingungsdauer durch das Mitschwingen erleidet, kann wesentlich nach 

 zwei verschiedenen Methoden gemessen werden, einer statischen oder einer 

 dynamischen. Bei der statischen wird auf das Lager ein horizontaler Zug 

 oder Druck ausgeübt; die dadurch erzeugte Verschiebung kann gemessen 

 und daraus die Größe der durch das schwingende Pendel hervorgerufenen 

 Bewegung des Stativs berechnet werden. Bei der dynamischen Methode 

 wird nicht ein einmaüger, sondern ein periodischer Druck auf das Stativ 

 ausgeübt: die Größe des Mitschwingens wird dann daran ersichtlich, daß 

 ein anfängüch ruhig hangendes Pendel langsamer oder schneller in Schwingung 

 gerät: die Periode des ausgeübten Druckes muß nur mit dem ein- oder 

 mehrfachen Wert der ganzen Schwingungsdauer des Pendels übereinstimmen. 

 Je nach Art der Aufstellung des Stativs wird das Mitschwingen und damit 

 die Schwingungsdauer sehr verschieden ausfallen: die Änderung der Schwin- 

 gungsdauer kann, wenn das Stativ auf weichem Untergrund steht, 50 und 

 mehr Einheiten der 7. Dezimalstelle betragen gegenüber der Aufstellung 

 auf soUdem Mauerwerk. 



10* 



