über neuere Methoden der Sonnenforschung. 205 



Ranyard und Newall vorgeschlagenen hauptsächlich dadurch von den be- 

 schriebenen, daß die schwer zu erreichende gleichmäßige Bewegung des 

 ganzen Spektralapparates relativ zu dem unbewegten Sonnenbild und der 

 festen photographischen Platte, welche Anordnung theoretisch der ifaZeschen 

 vorzuziehen ist, durch eine pendelartige Aufhängung des Apparates ersetzt 

 wird, der dann in Schwingung gebracht werden kann. Xeivall bringt außer- 

 dem zum ersten Male die Lrttrowsche Konstruktion des Spektralapparates 

 (mit Autokollimation ) zur Anwendung, die neben großen Vorteilen den 

 Nachteil hat, daß infolge des Gebrauches nur eines Objektives das zer- 

 streute Licht innerhalb des Apparates störend vrii\\. Alle Konstruktionen, 

 bei denen der Spektralapparat in Bewegung gesetzt wird, haben den ge- 

 meinsamen Nachteil, daß sehr große Apparate wegen ihres großen 

 Gewichtes nicht gut an äquatorial montierten Refraktoren benutzt 

 werden können, ohne sehr umständliche Ausbalancierungsvorrichtungen. 

 Dagegen werden sie mit großem Vorteil an horizontal oder vertikal gelegten 

 festen Refraktoren (in Verbindung mit einem Heliostaten) verwendet. 



Wir geben nun nach Kempf eine Beschreibung des seit Jahren in 

 Gebrauch befindlichen Potsdamer Spektroheliographen (gebaut von Toepfer 

 & Sohn in Potsdam), der im wesentlichen von der Form ist, wie sie 

 Haie 1894 auf dem Ätna benutzte und deren wesentlichste Verbesserung 

 darin besteht, daß die Achsen von Kollimator und Kamera einander parallel 

 sind, wodurch bei gleicher Brennweite die beiden Bewegungen einander 

 gleich und entgegengesetzt werden , und daß der ganze Spektralapparat 

 längs des festen Fokalbildes der Sonne und der festen photographischen 

 Platte bewegt wird. 



Die Anordnung des Potsdamer Apparates ist aus der schematischen 

 Zeichnung (Fig. 27) ersichtlich. Es sind K und C bzw. die einander parallelen 

 Kamera- und Kollimatorfernrohre, 0., und 0^ ihre Objektive (die eventuell für 

 die K-Linie achromatisiert sein können), in deren Brennebenen die beiden 

 Spalte A^a und S^ sich befinden. Das Kollimatorrohr C liegt, wenn der 

 Apparat am Femrohr befestigt ist. in der Verlängerung der optischen 

 Achse desselben, so daß das Brennpunktsbild der Sonne auf den Spalt S-i 

 fällt. Das von diesem ausgehende Strahlenbündel wird durch 0^ parallel 

 gemacht, fällt auf einen Spiegel J/. von da auf das totalreflektierende 

 Prisma P, dann weiter auf das Beugungsgitter (r, von dem es durch O., 

 nach der Spaltplatte ^§2 reflektiert wird. Der Winkel PGO^_ ist bei dem 

 Potsdamer Apparat gleich oO". Hinter dem Spalt Ä, befindet sich die 

 photographische Platte. Die beiden Fernrohre C und K sind mit ihren 

 Objektiv- und Spaltenden auf beweglichen Trägern befestigt, die durch die 

 beiden T-Eisen T, T starr miteinander verbunden sind. Das Gitter G be- 

 findet sich in einer Aluminiumbüchse zusammen mit dem Spiegel und dem 

 Prisma. Die beiden Fernrohre sind ebenfalls aus Aluminium angefertigt. 

 Das Kamerarohr ist bei t abnehmbar und durch ein viel weiteres konisches 

 Stück zu ersetzen, damit auch größere Teile des Spektrums aufgenommen 

 werden können. Die Spaltbacken von S., bewegen sich symmetrisch, so daß 



