über neuere Methoden der Sonnenforschung. 207 



außen vorgenommen wird. Die Ablesung der Verschiebung sowie die Be- 

 obachtung des Spektrums durch den zweiten Spalt ist mit Hilfe eines mit 

 Okularskala versehenen Mikroskops und eines totalreflektierenden Prismas 

 ermöglicht. Die Bewegung des ganzen Apparates geschieht in folgender 

 Weise: Vier rechtwinklige Schienen sind an dem kastenartigen P^isen- 

 rahmen angebracht, der den ganzen Apparat umschließt. Auf diesen Schienen 

 laufen 16 Rollen, die zu aufeinander senkrecht stehenden Paaren verbunden 

 und an den Metallträgern für die Objektive und Spalte befestigt sind. 

 Die Bewegung (rechtwinklig zur Achse der Fernrohre und in der Ebene 

 der Zeichnung) geschieht durch ein Ge\Nicht, das vermittelst eines Doppel- 

 schnurlaufes an dem Kreuzstück Q angreift. Diese Doppelschnur geht über 

 zwei Piollen zu einem kleinen Flaschenzug, von dem eine einzelne Schnur 

 über einen Flaschenzug läuft, der an der Deklinationsachse des Äquatorials 

 befestigt ist; an dieser Schnur hängt das Gewicht. Die Bewegung mvd 

 reguliert durch eine kleine Wasseruhr B, deren Kolben ebenfalls an Q be- 

 festigt ist. H ist ein gewöhnlicher, T' ein mikrometrischer Hahn, welcher 

 den Ausfluß innerhalb weiter Grenzen zu variieren gestattet. Das Lauf- 

 gewicht W dient zur Ausbalancierung. Der ganze Apparat ist außerdem um 

 die optische Achse des Äquatorials drehbar; gewöhnlich justiert man ihn 

 so, daß seine Bewegung parallel zui* täglichen Bewegung verläuft. Die 

 Richtung der Bewegung des Apparates ist auf den Photographien an der 

 Richtung der dunkeln Linien zu erkennen, welche von kleinen Staubpartikeln 

 auf dem Spalt S-^ gezogen werden, auljerdem ist aber noch ein dünner 

 Metallfaden quer über diesen Spalt gezogen, welcher auf dem Sonnenbild 

 als eine scharfe, leicht meßbare Linie erscheint, deren Richtung nach 

 vorigem bei richtig justiertem Apparat mit der Richtung der tägüchen 

 Bewegung zusammenfällt, jedenfalls aber leicht bestimmt werden kann. 

 Das Gitter des Potsdamer Apparates enthält 14000 Linien auf einen Zoll, 

 ist 2x3 Zoll groß, und das Spektrum vierter Ordnung wird benutzt. Der 

 ganze SpektroheUograph ist an einem Refraktor von 3"2 m Brennweite an- 

 gebracht , der demnach ein Sonnenbild von 30 tnm Durchmesser liefert. 

 Die Länge der beiden Spalte und die Durchmesser der Objektive 0^ und 

 0, sind 45 mm, die Brennweite von Kollimator und Kamera 600 mm, würde 

 aber besser kleiner sein. Der Zylinder des Regulators hat die Größe 5x8 cm 

 und gestattet eine Gesamtbewegung des Apparates um etwa 6 cm. Der den 

 Apparat umschließende Rahmen mißt 68 X 36 X 137., ^*^- 



Sehr bald hat man Spektroheliographen von bedeutend größeren 

 Dimensionen gebaut; die hier gegebenen spektroheliographischen Aufnahmen 

 vom Yerkes-Observatorium sind z. B. mit dem von Haie und Eilermann 

 konstruierten Rumford-Spektroheliographen in Verbindung mit dem 40zölügen 

 Refi'aktor erhalten worden. Dieses Instrument ist zu schwer, als daß bei 

 ihm die günstigste Anordnung, den ganzen Apparat gegen Sonnenbild und 

 Platte zu bewegen, beibehalten werden konnte. Es wurde daher wieder zu 

 der Bewegung des Sonnenbildes und der Platte zurückgegriffen. Die Dimensionen 

 des mit zwei Prismen versehenen Spektroheüographen sind folgende: 



