208 



P. Guthnick. 



Brennweite des Refraktors 19*5 m, Durchmesser des Sonnenbildes 18 cm^ 

 Länge der beiden Spalte 20 cm, Durchmesser der Objektive in Kamera 

 und Kollimator 16 cm (aus finanziellen Gründen zu klein, müßten etwa 

 25 cm sein). Die beiden Spalte sind nach den Vorschlägen von Wadsworth 

 und Wright gekrümmt, um die Wirkung der Krümmung der Spektrallinien 

 (Distorsion des Sonnenbildes) unschädlich zu machen. Gleichzeitig muß dann 

 die Richtung der Bewegung der Platte und des Sonnenbildes zusammen- 



Fig. 28. 



Deslandres' „spectrographes enregistreurs". 



Die beiden Apparate sind auf einer geneigten , auf zwei Reihen von Schienen laufenden 

 Platte montiert. Der linke Spektroheliograph ist mit zwei Spalten und einem Prisma, 

 der rechte mit drei Spalten , einem Kowlandschen Gitter und einem Prisma ausgestattet. 

 Ganz zur Linken erblickt man die Einrichtung für die diskontinuierliche Bewegung zur 

 Beobachtung der Radialgeschwindigkeiten, ganz rechts die Einrichtung für die kontinuier- 

 liche Bewegung zu gewöhnlichen spektroheliographischen Aufnahmen. Oben an der Decke 

 des Raumes ist ein Loch , durch welches die vom Siderostaten aufgefangenen Sonnen- 

 strahlen eintreten. (Aus Bull, astr., XXn.) 



fallen und die Fokallänge an Kollimator und Kamera gleich sein. Zur Er- 

 reichung sehr großer Dispersion kann das Prismensystem noch durch ein 

 Beugungsgitter ergänzt werden. Mittelst dieser Vorrichtung gelang auch 

 die Isolierung dunkler Linien, und Aufnahmen der Sonne in dem Licht der- 

 selben konnten erzielt werden. Weitere Einzelheiten können hier über- 

 gangen werden. 



Deslandres' Spektroheliographen (Fig. 28), die sich in einigen Punkten 

 von den bisher beschriebenen unterscheiden, müssen ebenfalls einer kurzen 



