2\^ P. Guthnick. 



graph nach dem Littrow&cheu Autokollimationsprinzip mit einem Objektiv 

 von 5'5 in Brennweite und mit einem großen Plangitter ; er wird in Ver- 

 bindung mit dem 18 »«-Spiegel zum Studium der Sonnenrotation und der 

 Sonnenfleckenspektra verwendet. 4. Ein Spektrograph für die Beobachtung 

 von Sternspektra. 5. Ein Prismenspektrograph mit ultraAäolettdurchlässigen 

 Gläsern zum Studium von Sternspektren im ultravioletten Teil des Spektrums. 

 Der unter 1. genannte Spektroheliograph ist nach dem Prinzip des oben 

 beschriebenen Potsdamer Instruments konstruiert, es wird also der ganze 

 Spektralapparat gegen Sonnenbild und Platte bewegt. Die Länge des Spaltes 

 beträgt 2P6 cm, der Durchmesser des Sonnenbildes mit der kleineren 

 Brennweite 17 cm. Das 636 kg betragende Gewicht des beweglichen, auf 

 Stahlkugeln von 2Ö cm Durchmesser laufenden Teiles ist dadurch, daß er 

 in Quecksilber schwimmt, fast ganz aufgehoben. Bei Aufnahmen der Chromo- 

 sphäre und der Protuberanzen wird die Sonnenscheibe durch kreisförmige 

 Metallscheiben abgeblendet. Die Prismen sind aus Jenaer Glas (Nr. 0. 102), 

 21 cm hoch und I2V2 «" breit, Brechungswinkel 63 V-,"- -^s Motor für den 

 Spektroheliographen dient ein Westinghouse-Gleichstrommotor von 1 PH; 

 den Strom liefert eine Akkumulatorenbatterie von 26 Zellen. Schon die Dis- 

 persion von zwei Prismen genügt bei diesem Apparat, um gute Aufnahmen 

 in der HS-Linie und der Linie 1 4045 (Eisen) zu erhalten. 



Das Tower-Teleskop, ein vertikal stehendes, ebenfalls mit einem 

 Siderostaten verbundenes Spiegelteleskop, ist bald nach der Errichtung des 

 Snow-Teleskops konstruiert worden, da sich bei dem Gebrauch des letzteren 

 die Notwendigkeit herausstellte, den schädlichen Einfluß der Formänderungen 

 der Spiegel und der lokalen atmosphärischen Störungen durch die intensive 

 Sonnenstrahlung, welche die Beobachtungen in empfindlicher Weise be- 

 einträchtigen, möglichst zu eliminieren. In dieser Beziehung ist der 

 äquatorial montierte, bewegliche Piefi^aktor, dessen Objektiv nicht merk- 

 lich durch die Sonnenstrahlung beeinflußt \\ird und bei dem auch wegen 

 der großen Erhebung der Gesichtslinie über dem Erdboden die lokalen 

 atmosphärischen Störungen, die in der Nähe des Erdbodens ganz be- 

 trächtliche sind, nicht sehr ins Gewicht fallen, der beschriebenen An- 

 ordnung überlegen; andrerseits ist es aber nicht möghch, an einem 

 solchen Instrument so schwere und umfangreiche Apparate anzubringen, wie 

 die oben beschriebenen langbrennweitigen Spektroheliographen. Um diese 

 Schwierigkeiten zu umgehen, faßte Haie den Plan, ein dem Snow-Teleskop 

 ähnliches, aber vertikal gestelltes Instrument zu errichten, bei dem alle 

 gegen Temperaturwechsel empfindlichen Teile möglichst geschützt sind, und 

 dessen Gesichtslinie gleichzeitig in mögUchst großer Höhe über dem Erd- 

 boden sich befindet. So entstand das Tower-Teleskop, bei welchem der 

 Siderostat auf einem turmartigen Gerüst hoch in der Luft schwebt und die 

 optische Achse des Instruments vertikal ist, wodurch der Einfluß der 

 atmosphärischen Störungen stark vermindert wird. Statt des Konkavspiegels 

 wird ein Objektivglas benutzt, das ganz; in der Nähe des Siderostaten an- 

 gebracht ist. Die Fokalebene befindet sich nahe dem Erdboden und die 



