Experimentelle Aörodynamik. 59 
quantitativ auswerten zu können und gleichzeitig ein Demonstrationsinstru- 
ment für die Vorlesung zu gewinnen. 
In einem Luftstrome herrsche in irgend einem Punkte etwa infolge 
einer Stauung ein kleiner Überdruck über den Druck der Umgebung; 
mittels einer „Sonde“ soll dieser Überdruck aufgenommen und an einem 
empfindlichen Manometer gemessen werden. Es liegt nun die Überlegung 
nahe, an die betreffende Stelle die Mündung eines feinen, mit dem Mano- 
meter durch Rohrleitung verbundenen Röhrchens zu setzen, in welches so- 
lange Luft einströmt (bzw. aus dem solange Luft ausgesogen wird), bis das 
Manometer den an der betreffenden Stelle herrschenden Druck ange- 
nommen hat und anzeigt. Daß dieses Verfahren gründlich verfehlt ist, leuch- 
tet sofort ein, wenn man bedenkt, daß je nach der Stellung dieser feinen 
Rohrmündung zum Luftstrome entweder eine Druck- oder eine Saugwir- 
kung durch den vorbeistreichenden Luftstrom erzielt wird. Diese Verhält- 
nisse finden sich ausführlich erörtert in einer sorgfältigen Arbeit von 
O. Krell!), wo wir aus den dort gegebenen Diagrammen den großen Ein- 
fluß der Rohrstellung zum Luftstrome erkennen 
können und dabei sehen, daß die Unterschiede der Fig. 43. 
Druckangaben, die infolge Veränderung der Rohr- 
stellung auftreten, die kleinen Spannungsdifferenzen, 
die wir messen wollen, vollständig überdecken wür- 
den. Es galt also, die schädliche Randwirkung auf 
ein Minimum herabzudrücken, so daß die Sonde im 
freien ungestauten Luftstrome in allen Stellungen 
keinen Druckunterschied gegenüber der ruhenden 
Umgebung anzeigt, jedoch sofort reagiert, wenn 
durch ein Hindernis die Druckverteilung im Felde Yfanometer 
geändert wird. Das Problem ist mehrfach zu lösen 
versucht worden. Am besten entspricht den Er- 
wartungen wohl der sog. Nipher-Kollektor:), bei welchem durch eine am 
Rande vorstehende Packung P in Fig. 43 von feinem Drahtnetze zwischen 
zwei parallelen Kreisscheiben K und K‘ als Sondenkopf die Randwirkung bis 
zu einem gewissen Grade aufgehoben worden ist. Die Nachteile des Nipher- 
Kollektors sind seine durch die Tellerform bedingte Unhandlichkeit, es ist 
nicht möglich, die allernächste Umgebung eines Körpers damit abzutasten, 
und ferner die allzuleichte Verletzlichkeit der Drahtnetzpackung P; wird 
dieselbe auch nur wenig verbogen, so ist die Justierung gestört und die 
Meßwerte werden unbrauchbar. Ärell hat die Dimensionen des Nipher- 
Kollektors herabgesetzt und durch sternförmige Ausbildung der beiden 
Kreisplatten die Verletzbarkeit verringert. An Hand einer Tabelle gibt er recht 
eute Resultate über die Unempfindlichkeit des Kollektors gegenüber un- 
gestauten Luftströmen an, von der Neigung der Scheiben K und K‘ zum 
!) O. Krell jun., Über Messung von dynamischem und statischem Druck bewegter 
Luft. R. Oldenbourg, München und Berlin 1204. 
?®) Fr. E. Nipher, Transactions of the academy of Science of St. Louis 1898. 
