Experimentelle Aörodynamik. DT 
doch einleuchtend, dal) das aörodynamische Feld einer Kreisplatte anders 
beschaffen sein wird, wie dasjenige eines Dreieckes oder Rechteckes mit 
sehr verschiedenen Seitenverhältnissen. Die Größe Z, enthält eben die 
Druckverhältnisse unmittelbar vor und hinter der Platte, diese (besonders 
diejenigen auf der Leeseite) sind aber durch die Druckverteilung im aöro- 
dynamischen Felde bedingt und es wäre mathematisch sehr interessant zu 
versuchen, für Z, auf Grund der Kenntnis der Strömungsverhältnisse eine 
Funktion herzuleiten. 
16. Bevor wir näher auf das Zahlenmaterial, dessen Werte sich oft 
recht weit voneinander entfernen, eintreten, sollen die Methoden bespro- 
chen werden, nach welchen man die Geschwindigkeit des Luftstromes 
bestimmt. Am bekanntesten ist das Schalenkreuzanemometer von 
Robinson, dem wir auf allen meteorologischen Stationen begeenen. Es ist 
nicht schwer einzusehen, daß der Druck auf eine hohle Halbkugel größer 
ist, wenn die Luft auf die hohle (konkave) Seite der Schale auftrifft, als 
wenn die Konvexseite angeblasen wird. Ein Schalenkreuz, um eine verti- 
kale Achse beweglich angeordnet, wird also durch einen horizontalen Luft- 
strom in drehende Bewegung versetzt werden, von wo auch der Strom 
herkommen möge. Mit der Achse des Kreuzes wird ein Umdrehungszähler 
verbunden, welcher direkt den Weg der Schalenmitten in Metern angibt. 
Mit dem Chronometer läßt sich nun der sekundliche Luftweg und semit 
unter Anbringung einer geeigneten Korrektion wegen „Schlüpfung“ die 
wahre Windgeschwindiekeit ermitteln. Die Korrektion ist deswegen not- 
wendig, weil meist bei kleinen Luftgeschwindigkeiten das Schalenkreuz in 
seiner Drehung etwas zurückbleibt, bei hohen Geschwindigkeiten aber der 
Windgeschwindigkeit sogar etwas voreilt. Die Eichung geschieht meist am 
Rundlaufapparate und hat wie jener unter den Mängeln wie „Mitwind“ 
und dergleichen zu leiden. Da die großen Anemometer, wie sie die Meteo- 
rologie im allgemeinen verwendet, für unseren Zweck zu unhandlich und 
hauptsächlich zu träge sind, hat schon Langley!) leichter bewegliche For- 
men konstruiert und verwendet. Bei seinen Untersuchungen über die innere 
Unruhe des Windes, wo es ihm. darum zu tun war, die außerordentlich 
raschen Schwankungen zu registrieren, die die Windgeschwindigkeit immer 
aufweist, bediente er sich leichter Anemometer, deren kreisende Schalen aus 
Papiermache gefertigt waren und nur eine geringe Trägheit besaßen. Noch 
vorteilhafter sind wohl die von der Firma Fwess konstruierten kleinen 
Schalenkreuzanemometer, von denen eines in Fig. 56 dargestellt ist und 
die mit Eichtabelle versehen geliefert werden. 
Es gibt aber noch eine andere Methode, Windgeschwindigkeiten zu 
messen, die manche Vorzüge vor der oben erwähnten besitzt, wenngleich 
ihr Grundprinzip nicht ganz so einfach ist wie die Idee des Schalenkreuzes. 
Von der Messung der Geschwindigkeit fließenden Wassers geht der Ge- 
danke aus: Stellt man nämlich einem Flüssigkeitsstrome die eine Mündung 
1) S. P. Langley, loc. eit. 
