Experimentelle Aörodynamik. 719 
kompensiert durch den Druck der Flüssiekeitssäule im Pitotschen Rohre, 
der eben y.h Gewichtseinheiten beträgt. 
Recknagel!) hat als erster die Prüfung dieser Gesetzmäßigkeit auf ex- 
perimentellem Wege unternommen und gezeigt, daß, wenn man einen Luft- 
strom von der Geschwindigkeit v gegen eine kleine in der Mitte durch- 
bohrte Platte, eine sogenannte Stauscheibe, richtet und die Öffnung mit 
einem Manometer verbindet, der so entstehende Druck in Millimetern Wasser- 
säule ein Maß für die Luftgeschwindiekeit geben könne gemäß der 
Gleichung: 
2g.h ? 
Vi. \/ | (2), 
T 
h die „Geschwindigekeitshöhe“ in Metern Wassersäule 
wobei g = 981 Schr’ 
und y die Dichte der Luft (bezogen auf Wasser), also das Verhältnis 
0:001293 bei 0° und 760 mm Druck bedeuten. 
Messen wir also eine Geschwindiekeitshöhe von 1 mm = 0'001 m 
Wassersäule, so entspricht dieser Größe eine Windgeschwindigkeit von 
390 m/sec bei 0° und 760 mm Druck. Krell?2) hat eine sehr bequeme 
Tabelle für die Beziehung zwischen Geschwindigkeit des Luftstromes und 
Geschwindigkeitshöhe gegeben, außerdem durch sehr schöne und sorgfältige 
Versuche die wirkliche Berechtigung der Gleichung (5) erwiesen. 
Wir wissen, daß, wenn auf der Vorderseite einer Stauscheibe Über- 
druck entsteht, auf der Rückseite ein Unterdruck herrschen muß, und 
zwar läßt sich, wie Recknagel nachweisen konnte, der Unterdruck p‘ auf der 
Rückseite der Stauscheibe aus dem Überdrucke p auf der Vorderseite be- 
rechnen gemäß der einfachen Beziehung 
pP°=—- 0377 PB 
Der Gesamtdruck auf die Mitte der Stauscheibe ist dann 
Pzy pP =1Ta7,E 
Kombiniert man also zwei Stauscheiben derart, wie es Krell sen. 
bei seinem „Pneumometer“ . genannten (Geschwindigkeitsmesser getan 
hat, so daß eine Stauscheibe gegen den Wind, die andere vom Luftstrome 
abgekehrt gerichtet ist (vgl. Fig. 58, S. 80) und verbindet die Mittelbohrungen 
der Kapseln in der angegebenen Weise mit einem Mikromanometer M, 
so erhält man ein Mefwerkzeug für Geschwindigkeitsbestimmungen, dessen 
Angaben 1'37mal größer sind als die einer einfachen Stauscheibe, man 
gewinnt also an Empfindlichkeit, und umgeht die sonst notwendige Drehung 
der Recknagelschen Scheibe. 
Der Doppelstauscheibe von Ärell sind von Prandtl und Rietschel be- 
quemere Formen gegeben worden. Insbesondere eignet sich die Prandtl- 
sche Scheibe gut zu Messungen in staubführenden Luftströmen, wie sie 
bei Ventilations- und Entstaubungsanlagen vorkommen. 
1) @. Recknagel, loc. eit. 
2) ©. Krell jun., loe. eit. 
