---) Physikalische und chemische Prüfverfahren 



Drehen der Scheibe. Die in ihnen abgesetzten Mengen werden durch Wägung be- 

 stimmt. Ihre Größen sind bei den verschiedenen Präparaten ein Maßstab für 

 Brauchbarkeit oder Unbrauchbarkeit des Mittels. 



Ein dem Henglschen Apparat ähnhches Gerät stellt der Korngrößebestim- 

 mungsapparat nach Guttmann-Köhler^) vor, bei dem die nach der Korn- 

 größe sedimentierten Teilchen von einem Näpfchen im Hahn aufgenommen 

 werden. Durch Drehung des Hahnes wird ein Verschluß des Näpfchens herbei- 

 geführt, während eine weitere Drehung den Inhalt des Näpfchens nach außen 

 befördert. 



Weiterhin ist der Zweischenkelflockungsmesser von Trappmann 2) für 

 Schwebe fähigkeitsbestimmungen verwandt worden. Ein weiter und ein enger 

 Schenkel bilden bei diesem Apparat ein U-Rohr, das an der Biegung einen 

 Verbindungshahn besitzt. Der weite Schenkel trägt unten einen ,, Blindsack", 

 d. i. eine mit Ausflußhahn versehene Verlängerung. Der enge Schenkel wird 

 mit dem Dispersionsmittel, der weite mit der Suspension bis genau zur gleichen 

 Höhe gefüllt. Man schüttelt gut, stellt den Apparat auf und öffnet den Verbin- 

 dungshahn. Jetzt bildet sich infolge des höheren spezifischen Gewichtes der 

 Suspension ein Höhenunterschied in den Schenkeln, der sofort abzulesen ist. 

 Die Zeitdauer, die der Höhenausgleich nunmehr beansprucht, ist ein Maß für die 

 Schwebefähigkeit. Die Zeitkurve des Höhenabfalls läßt weiterhin einen Schluß 

 auf die Teilchengrößenverteilung zu (vgl. Stäubemittel, S. 565). 



Grohn^) hat den Zweischenkelflockungsmesser in einer Bauart vorgeschlagen, 

 die gewisse Nachteile anderer Sedimentierapparate vermeiden soll. Durch Eichung 

 mit Salzlösungen verschiedener Dichte kann der theoretische Höhenunterschied 

 zur Zeit für jede Suspension von bekannter Dichte sofort graphisch ermittelt 

 werden. 



Bei Emulsionen, Kolloidsystemen, die aus zwei flüssigen Phasen bestehen, ist 

 zwischen Emulgierbarkeit und Emulsionshaltbarkeit zu unterscheiden. 

 Eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für Emulgierbarkeit ist 

 eine möglichst geringe Grenzflächenspannung der beiden zu mischenden Medien. 

 Auch andere Faktoren wie Viskosität und Dichte der Phasen sind aber in Betracht 

 zu ziehen. 



Die Prüfung der Emulsionsbeständigkeit erfolgt bei mühelos entstehenden 

 Emulsionen am einfachsten durch Beobachtung der ausgeschiedenen Mengen 

 der dispersen Phase in graduierten Schüttelzylindern. Der , ,demulsihility lest" 

 (Herschel-test) ist im Kap. Mineralöle, S. 621 beschrieben. 



Die für analytische Zwecke absichtliche Zerstörung von Emulsionen ist gelegent- 

 lich recht schwierig. Meist versucht man sie durch Salzionen (Na+, Ca++, Mg++) 

 zu bewirken (,, Aussalzen" des Emulgators). 



Gute Verspritzbarkeit ist eine mit dem Spritzgerät leicht zu prüfende 

 Eigenschaft. Auch durch Siebanalyse läßt sich leicht feststellen, ob ein für 

 Spritzzwecke bestimmtes Pulver Partikel enthält, welche die Spritzdüsen ver- 

 stopfen könnten. 



*) Tonindustric-Ztg., I926, Nr. 94. 



*) Trappmann, W., Nachrichtenbl. f. d. D. P. D. 5, 1925, 66. 



3) Grohn, H.. Cham. Fabr. 36, 1932, 325—27. 



