Bleiarsenat 5 93 



alles Grün glatt löst. Nach Verkochen des Broms wird nach Abkühlen die Lösung mit 1 5 ccm 

 20%iger Kaliumjodidlösung versetzt, auf 100 ccm verdünnt und sofort mit n/10 Thiosulfat- 

 lösung das ausgeschiedene Jod titriert, bis die Lösung nur noch gelblich ist. Nach Zusatz 

 von Stärke wird dann bis zum Umschlag in hellgelb titriert. Eine allmählich wieder 

 eintretende Bläuung wird nicht berücksichtigt. 1 ccm n/10 Thiosulfatlösung entspricht 

 0,007945 g CuO. 



Solotuchin^) schlägt zur Schnellbestimmung die Übersättigung des Schweinfurtergrün 

 mit NH3 und Titration des Ammoniakates mit KCN vor. 



2. Gewichtsanalytisch : Eine in der Wärme bereitete Lösung von 0, 5 g Schweinfurtergrün 

 in 10 ccm 10 %iger Salzsäure wird auf etwa 1 50 ccm verdünnt und nach der Rhodanmethode 

 (siehe Cu) weiter behandelt. 



Essigsäure. 



5 g Schweinfurtergrün werden in einem 200-ccm-Destillationskolben mit 40 ccm HgO und 

 10 ccm konzentrierter Schwefelsäure gekocht und das Volumen durch dauerndes Zutropfen- 

 lassen von Wasser auf 40 ccm gehalten. Um ein Überreißen von Schwefelsäure zu vermeiden, 

 ist das aus dem Kolben abgehende etwa 7 mm weite Rohr zuerst im Winkel von 135° auf- 

 wärts gebogen, um dann durch weitere Biegung in dem schräg abwärts liegenden Liebig- 

 Kühler zu enden. Im Laufe von 1 Stunde werden etwa 200 ccm abdestilliert, die dann 

 mit n/2 KOH und Phenolphthalein titriert werden. 1 ccm n/2 KOH entspricht 0,03 g 

 Essigsäure. 



Feinheitsgrad. 



Für die Beurteilung des Schweinfurtergrüns für den Pflanzenschutz ist neben der che- 

 mischen Prüfung die Untersuchung der physikalischen Beschaffenheit insbesondere des Fein- 

 heitsgrades der Präparate notwendig. Als geeignete Apparate zur Ermittlung des Feinheits- 

 grades bzw. der Schwebefähigkeit des Schweinfurtergrüns sind von Hollrung das Mikroskop 

 und das Sulfurimeter, von Trappmann *) der Zweischenkelflockungsmesser, von Mach 

 und Lederle ein für Schwefel prüfung konstruierter Feinkörnigkeitsmesser^), von Hilgen- 

 dorff*) ein Schüttgewichtsbestimmungsapparat, das sog. normale 4600-Maschensieb und 

 der mit dem Sulfurimeter zu bestimmende Zeitwert, weiter von He ngl und Reckendorf er s) 

 der Revolversedimentierapparat vorgeschlagen worden. Das Hengl- und Reckendorf er- 

 sehe Gerät und auch das von Mach und Lederle gestatten die Zerlegung der Proben in 

 Gruppen verschiedener Feinkörnigkeit. 



Über die Bestimmung des Feinheitsgrades von Schweinfurtergrün siehe auch Deshusses«). 



Die Arbeitsweise mit dem Sulfurimeter gleicht der beim Schwefel angegebenen und ist 

 dort (Kap. Schwefel und Sulfide S. 597) beschrieben. 



Die übrigen Verfahren zur Bestimmung des Feinheitsgrades finden sich im Kap. : Die 

 physikalischen Eigenschaften der Pflanzenschutzmittel S. 565 — 567- 



B. Bleiarsenat 

 Feuchtigkeit. 



a) Pulver: Siehe S. 591 Schweinfurtergrün. 



b) Paste: 50g werden vorgetrocknet und darauf bei 105 — 107 "bis zum konstanten Gewicht 

 getrocknet. Man pulverisiert die Substanz, trocknet davon eine kleine Menge 1 — 2 Stunden 

 bei 105 — 107" und stellt den endgültigen Gewichtsverlust fest. Das trockene Material wird 

 auch zur Bestimmung des Arsens und des Bleioxyds benutzt. 



1) Solotuchin, W. K., Betriebs-Lab. 4, 1935, 111 (russ.); Chem. Ztrbl. 1936, I 2981. 



2) Trappmann, W., Nachrichtenbl. f. d. D. P. D. 5, 1925, 66. 



») König, J., Untersuchung landw.-gewerbl. wichtiger Stoffe. 5- Aufl. II, Berlin, 1926, 

 S. 880. 



*) Hilgendorf f , G.. Nachrichtenbl. f. d. D. P. D. 7, 1927, 5; 10, 1930, 28. 



5) Hengl, F., u. Reckend orier. P., Fortschritte der Landwirtschaft 2, 1927, 686. 



«) Deshusses, L. A., Mittl. a. d. Geb. d. Lebensm. -Unters, u. d. Hygiene 19, 1928, 

 360—366. 



Sorauer, Handbuch der Pflanzenkrankheiten, Bd. VI 3^ 



