Ba RE 
und kann durch einen in die Vertiefungen vv pafjenden Schrauben⸗ 
ſchlüſſel (Fig. 3.) in der Richtung SS, bewegt werden, wodurch 
auch das Metallprisma P eine gleiche Bewegung erhält. Nahe 
an den beiden Enden von P, zwiſchen dieſem und der Seite f. 
des beweglichen Schenkels, befinden ſich in dem Raum ss zwei 
kleine Spiralfedern, welche mit der Schraube SS, ungefähr in 
einer Geraden liegen und ein Wenig in das Meſſingprisma P 
eingelaſſen ſind. Dieſe Spiralfedern ſind dazu angebracht, daß 
das Metallprisma P allen, auch den feinſten, Bewegungen der 
Schraube zu folgen vermag; fie verhindern ebenſo ſehr ein Feſt— 
klemmen des Prisma beim Anziehen, wie ein Stehenbleiben des— 
ſelben in der alten Stellung beim Löſen der Schraube. 
Die Vorzüge dieſer Kluppe vor anderen liegen auf der Hand. 
Bei jedem Temperatur⸗ und Feuchtigkeitszuſtande der Luft, d. h. 
bei jedem Grade des Schwindens und Quellens des Holzes, kann 
der Gang des beweglichen Schenkels durch die Verſtellung des 
Metallprisma durch die Schraube ſo regulirt werden, daß dieſer 
Schenkel immer ſenkrecht gegen den Maßſtab oder parallel zu 
dem feſten Schenkel bleibt, und leicht auf dem Maßſtabe hin⸗ 
gleitet. Die Form des Maßſtabes M und des Prisma P machen 
ferner eine ſeitliche Verſchiebung des Maßſtabes in dem beweg⸗ 
lichen Schenkel faſt unmöglich.“) 
Für manche Arbeiten, z. B. für die Aufnahme der aufge⸗ 
arbeiteten Nutzhölzer oder der Holzmaſſe der Beſtände, bei welchen 
die gemeſſenen Durchmeſſer in gewiſſe Klaſſen zuſammengefaßt, 
d. h. abgerundet werden, kann man, damit die Arbeiter keine 
Fehler in der Abrundung zu begehen vermögen, die Maßſtäbe 
der Kluppen ſo einrichten, daß ſie dieſe Abrundung ſelbſt aus⸗ 
führen.) Will man z. B. alle Meſſungen auf ganze Centi⸗ 
meter abrunden, ſo braucht man den erſten Theilſtrich nur in 
einem Abſtande von 0,5 Cent vom Anfange A des Maßſtabes 
zu ziehen (Fig. 4. d. f. S.), dann die Theilung von Cent zu 
Cent auszuführen und auf den Feldern zwiſchen den Theilſtrichen 
die Zahlen 1, 2, 3, 4, . .. einzutragen. Die Ableſungen, welche 
in die mit 1, 2, 3, 4, ... bezeichneten Felder fallen, gehören dann 
den Durchmeſſern 1, 2, 3, 4. . .. an. 
Was die Genauigkeit der Kluppenmeſſung anlangt, um 
auch dieſen Punkt gleich hier zu erwähnen, ſo wird dieſelbe be— 
ſonders durch die Beſchaffenheit der Baumrinde (abblätternde 
) Die Beſchreibung dieſer und einer ähnlichen Kluppe nebſt Abbildung 
findet ſich bei Heyer, Ed. Ueber Meſſung der Höhen, ſowie der Durchmeſſer. 
S. 51 u. f. 
**) Nach dem Vorſchlage von Ed. Heyer. Vergl. Allgem. Forſt⸗ und 
Jag dz. 1860. S. 210. | 
