— 
in der Röhre r mit einem Korke feft ein, jo umgiebt man fie 
zum Schutze mit einem abnehmbaren Blechmantel, welcher oben 
durch zwei in Oeſen greifende Haken, unten durch einen einge⸗ 
ſchobenen Bolzen am Cylinder befeſtigt wird. An dem Blech⸗ 
ringe b bringt man außerdem noch ein Pendel Z an, welches 
durch eine an r angelöthete Platte mit dem Indexloche i geht. 
Beim Transporte wird das Inſtrument auf einem mit zwei 
Tragbändern t verſehenen Holzreffe durch zwei Riemen; s feſtge⸗ 
halten. Während des Gebrauches bleibt das Inſtrument gewöhn⸗ 
lich gleich auf dieſem Geſtelle ſtehen und wird durch Unterſchieben 
von Holzkeilen auf demſelben horizontal geſtellt. 
Um auf der Glasröhre eine Theilung auftragen zu können, 
verſieht man die erſtere mit einem oder zwei ſchmalen weißen 
Firnißſtreifen, ſtellt ſodann das Inſtrument horizontal, füllt 
Waſſer in daſſelbe, ſo daß dieſes eben in der Röhre erſcheint und 
bezeichnet dieſen Punkt mit Null. Hierauf füllt man ein Liter⸗ 
gefäß (= 0,001 Cubicmeter) mit Waſſer, ſtreicht daſſelbe, da das 
Waſſer eine gewölbte Oberfläche bildet mit einer mattgeſchliffenen 
Glasplatte ab und gießt den Inhalt vorſichtig (um das Spritzen 
zu vermeiden) in den Cylinder aus. Nach jedem Einfüllen 
bemerkt man den Stand des Waſſers an der Glasröhre und fährt 
auf die beſchriebene Weiſe fort, bis die ganze Glasröhre getheilt iſt. 
Um den Stand des Waſſers beſſer erkennen zu können, kann 
man daſſelbe ſchwach färben. Die Theilſtriche werden zuerſt mit 
Bleiſtift angegeben, dann aber mit ſchwarzem Firniß nachgezogen. 
Den Abſtand der erhaltenen Theilſtriche kann man mit Hülfe des 
Zirkels dann noch weiter theilen; beziffert wird jeder fünfte oder 
zehnte Theilſtrich. 
Soll der Inhalt eines Körpers mit Hülfe dieſes Inſtrumentes 
beſtimmt werden, ſo ſtellt man daſſelbe feſt und horizontal und 
füllt es zum Theil mit Waſſer, deſſen Stand man an der Röhre 
ablieſt. Dann taucht man den zu meſſenden Körper ſo tief ein, 
daß er ganz vom Waſſer bedeckt iſt und lieſt den Stand des 
Waſſers wiederum an der Röhre ab. Die Differenz der beiden 
Ableſungen muß gleich dem Inhalte des eingetauchten Körpers 
ſein. Zum Untertauchen der Holzſtücke bedient man ſich am 
zweckmäßigſten eines ſtarken Drahtquirles, deſſen Arme durch 
einen Drahtring verbunden ſind. Eine andere Conſtruction 
dieſes Inſtrumentes iſt von Theodor Hartig“) angegeben worden. 
Zur Beſtimmung des Cubicinhaltes ſehr kleiner Holzſtücke 
bedient man ſich am beſten enger cylindriſcher Gläſer, welche 
nahe am Boden durchbohrt ſind. In dieſe Bohrung wird 
*) Vergleich. Unterf. über den Ertrag der Rothbuche. S. 10. 
