8 
Diopter ſowohl nach der Spitze als nach dem Fußpunkte des 
Baumes, lieſt die Lage des Pendelfadens bei beiden Viſuren 
im Spiegel ab, wodurch man die Größen bd und de erhält, 
dividirt deren Summe durch 100 (ad), multiplicirt den Quotienten 
mit der Maßzahl der horizontalen Entfernung, und erhält in 
dem Produkte die geſuchte Baumhöhe in der Maßeinheit der 
Standlinie. Oder man ſtellt bei Standlinien von 10 bis 60 
Maßeinheiten (Metern) die Marke II, bei Entfernungen von 
60 bis 110 Maßeinheiten (Metern) die Marke J auf der Diſtanz⸗ 
ſcala ſo ein, daß die Angabe der Scala der Maßzahl der hori⸗ 
Zontalen Entfernung gleich wird, und erhält dann unmittelbar in 
der Summe der Spiegelableſungen die Baumhöhe in der Maß⸗ 
einheit der Standlinie. 
Hätte man, um zu beiden Fällen ein Beiſpiel zu geben, die 
horizontale Entfernung gleich 63 Meter gefunden, und, nachdem 
man die Marke J auf 100 geſtellt, die Ableſungen an der Höhen- 
ſcala im Spiegel gleich 41 rechts und 12,5 links vom Nullpunkte 
erhalten, jo hätte man als Baumhöoͤhe 
41 ＋ 12,5 
100 63 = 33,7 Meter. 
Wäre dagegen die Marke I auf den (zu ſchätzenden) Theilſtrich 63 
der Diſtanzſcala eingeſtellt, und im Spiegel rechts vom Nullpunkte 
die Ableſung gleich 25,7 und links gleich 8 erhalten worden, ſo 
würde ſich die Baumhöhe unmittelbar zu 
| 25,7 +8 = 33,7 Meter 
ergeben. 
Vor dem Gebrauche ift das Inſtrument darauf zu prüfen, 
ob die Viſirlinie, d. h. die Verbindung des Ocularloches mit dem 
Obiectivfaden, parallel läuft zur Höhenfcala, und ob die Mittel- 
linie des Schiebers ſenkrecht auf dieſer Scala ſteht und durch 
deren Nullpunkt geht. Beide Prüfungen ſind mit Zirkel und 
Lineal leicht auszuführen. Das Nichtvorhandenſein der erſten 
Forderung kann durch Verrücken eines der Diopter, das Nicht- 
vorhandenſein der zweiten durch ſeitliche Verſchiebung des Pendel- 
aufhängungspunktes in der Marke II verbeſſert werden. 
Fehler in den Höhen können bei dieſem Inſtrumente aus 
einer ungenauen Ableſung, aus fehlerhaftem Viſiren und aus 
ungenauem Meſſen der Standlinien hervorgehen. Von groben 
Fehlern abgeſehen, wird die erſte Fehlerquelle wegen der Dicke 
des Pendelfadens etwa auf den vierten Theil eines Theiles der 
Höhenſcala geſetzt werden können. Fehlerhafte Viſuren ſind, da 
ein Blick zum Ableſen genügt, kaum möglich, ebenſo werden 
Fehler in den Standlinien immer vermieden werden können. 
