1 
Sind daher die Ableſungen gleich a, und a, Theilen der Höhen⸗ 
ſcala, jo können dieſelben nach dem Obigen gleich a. 5 und 
gleich a, = =: erhalten werden, jo daß im ungünftigiten Falle 
G = 7 oe 
4 4 
* 7 100 Zu 
+ 1 
e 
wird. Der größte zu fürchtende Fehler würde ſomit gleich 
she AD ſein oder ein halbes Procent der Standlinie be- 
I 
200 
tragen, für AD = 63 Meter alſo = 0,315 Meter.“) 
Fortſetzung. 
1. Theorie des trigonometriſchen Höhenmeſſens, 
Das trigonometriſche Hoͤhenmeſſen unterſcheidet ſich von dem 
geometriſchen nur durch die Form der Rechnungsausdrücke. Bringt 
man nämlich auf dem Höhenmeſſer einen Kreisbogen an, be⸗ 
ſtimmt ſich ſodann an dem Baume wie in $. 24. 1. einen 
Punkt D und mißt durch geeignete Vorrichtungen, indem man 
ſowohl nach der Spitze B, als auch nach dem Fußpunkte O des 
Baumes viſirt, die Winkel BAD = a, und CAD = 4. 
*) Das Spiegelhypſometer läßt ſich mit großem Vortheil auch zu kleinen 
Nivellements, beſonders zur Aufſuchung gleich hoch liegender Punkte, benutzen, 
worauf hier jedoch nicht weiter eingegangen werden kann. An dem Inſtrumentchen 
iſt vielleicht nur auszuſetzen, daß bei demſelben der Wohlfeilheit allzuſehr 
Rechnung getragen iſt. Ein etwas ſtärkeres Brettchen, ein tiefer eingeſchnitte⸗ 
ner Schieber, eine ſtärkere Faſſung des Spiegels und elegantere Ausführung 
würden daſſelbe gewiß noch empfehlenswerther machen, als es ſchon in ſeiner 
jetzigen Geſtalt iſt. 
