7 3 
Prüfung kann leicht durch Anlegung eines rechten Winkels oder 
nach bekannten planimetriſchen Methoden mit dem Zirkel vorge⸗ 
nommen werden. Die Abweichung wird durch eine Marke be- 
zeichnet und an den gemeſſenen Winkeln in Rechnung gebracht. 
Die Genauigkeit des Inſtrumentes läßt ſich dadurch erhöhen, 
daß man daſſelbe an einen Stock oder ein dreibeiniges Stativ 
ſchraubt, und in den oben angeführten Durchmeſſer des Höhen⸗ 
kreiſes oder in eine Gerade, parallel zu demſelben, zwei Viſir⸗ 
ſtifte oder noch beſſer zwei Diopter einſteckt. Die Viſirlinie oder 
die Verbindung des Ocularloches mit dem Objectivfaden muß 
gleichfalls ſenkrecht auf der Geraden ſtehen, welche durch den 
Nullpunkt und Pendelaufhängungspunkt geht. Das Zutreffen 
dieſer Bedingung und die Abweichung des von den genannten 
Linien gebildeten Winkels von einem Rechten oder den Index⸗ 
fehler“) beſtimmt man auf folgende Weiſe. Man ſtellt das an 
einem Stock oder Stativ befeſtigte Inſtrument in dem Endpunkte A 
einer Geraden AB auf, in dem Punkte B dagegen eine Nivellir⸗ 
latte, bringt das Pendel über dem Nullpunkte zum Einſpielen 
und läßt nun an der Latte die Zielſcheibe jo lange verſchieben, 
bis ihre Mitte von dem Objectivfaden getroffen wird. Dieſe 
| Lattenhöhe ſei 1,, die Höhe des Oculardiopters in A aber i,, der 
Höhenunterſchied beider Punkte wird dann 1, —i,. Bringt man 
nun die Latte nach A, das Inſtrument aber nach B, und wieder⸗ 
holt das eben ausgeführte Nivellement, ſo erhält man die Latten⸗ 
höhe 1, und die Inſtrumentenhöhe i,, und daraus den Höhen— 
unterſchied der beiden Punkte zu i — 12. Sit das Inſtrument 
fehlerfrei, ſo muß 
| Il — ii = i — 12 
ſein; iſt es aber fehlerhaft, ſo wird man bei beiden Aufſtellungen 
die Lattenhöhe um eine Größe „, die ſowohl poſitiv als negativ 
ſein kann, falſch erhalten, oder man wird haben 
(1 ＋ Y) — ii = ia (I ＋ Y), 
und daraus 
L., ? 1 
Y = 2 Gi iz) 2 G. T B)). 
Um dieſe Größe wird die Zielſcheibe der Latte verſchoben, das 
Diopter darauf gerichtet, und der Spielpunkt des Pendels auf 
der Gradtheilnng bemerkt. Die Abweichung deſſelben vom Null⸗ 
punkt wird dann beim Winkelmeſſen in Rechnung gebracht. 
) Gewöhnlich nennt man denſelben Collimationsfehler, doch bezeichnet 
die Geodäſie mit dieſem Namen meiſtens die Abweichung des von der hori« 
ontalen Drehaxe des Fernrohres und der optiſchen Axe des letzteren gebildeten 
Winkels von 90°. ak 
6 Kunze. s 7 
