— 101 — 
gehenden Fehler auf das kleinſte Maß zurückführen zu können, 
ein ſehr fein getheilter Maßſtab (Kreisrand) vorausgeſetzt werden 
muß, ſo wird man, damit das Inſtrument keine für den Gebrauch 
unbequeme Größe erhält, zur Meſſung der kleinſten Theile des 
Maßſtabes nicht Nonien, ſondern die Mikrometerſchraube benutzen 
müſſen. Dieſe hat bis jetzt nur Breymann zu dieſem Zwecke 
an forſtlichen Inſtrumenten angewendet; wir wollen uns deshalb 
auch auf die Beſchreibung des von dem Genannten conſtruirten 
forſtlichen Univerſalinſtrumentes beſchränken, alle mit einfachen 
Dioptern verſehene Dendrometer*) aber außer Acht laſſen. 
2. Das forſtliche Univerſalinſtrument von Brey⸗ 
mann“). (Fig. 27 ab. Anſicht deſſelben in / der natürlichen 
Größe.) 
3 
at 
uh 
nan 
2 an 
— 
eee 7 
U 
(1 
7 
Der unterſte auf der Figur ſichtbare Theil abe bildet den 
Kopf des dreibeinigen Statives (Wiener Stativ), auf welchen 
*) Hierher gehört z. B. das Winkler'ſche Taſchendendrometer. Vergl. 
Großbauer a. a. O. 
” Da uns nur ein Exemplar der älteren Conſtruction (Breymann, 
Tafeln für Forſtingenieure. S. 1 u. f.) dieſes Inſtrumentes zu Gebote ſtand, 
ſo haben wir die Beſchreibung und Abbildung der neueren Conſtruction den 
Mittheilungen Breymann's, zum Theil wörtlich, entnommen (Beſchreibung 
und Gebrauchsanweiſung eines neuen forſtlichen Meßwerkzeuges. Allgem. 
Forſt⸗ u. Jagdz. 1868. S. 201.), die Beſchreibung jedoch in mehreren weſent⸗ 
lichen, von Breymann ungenügend behandelten Punkten nach unſerem Inſtru⸗ 
mente vervollſtändigt. 
