— 102 — 
das Inſtrument an der Stelle aß aufgeſchraubt wird. Die ein⸗ 
ander gegenüberſtehenden Schrauben d, e, f, g wirken auf einen 
im Innern der cylindriſchen Hülſe befindlichen eiſernen Würfel 
und dienen zur Vertikalſtellung der Axe cp des Inſtrumentes, 
folglich auch zur Horizontalſtellung des auf dieſer Axe ſenkrecht 
ſtehenden Horizontalkreiſes hy. Dieſer zur Meſſung der Hori⸗ 
zontalwinkel dienende Kreis geſtattet vermittelſt des daran ange⸗ 
brachten Nonius die Ableſung der Horizontalwinkel von Minute 
zu Minute. Oberhalb des Horizontalkreiſes hy befindet ſich der 
in vertikaler Lage angebrachte Kreisbogen ik, welcher zur Meſſung 
der Höhen⸗ und Tiefenwinkel dient. Dieſer Kreisbogen iſt un⸗ 
mittelbar in Drittelgrade getheilt und geſtattet durch den feſt⸗ 
ſtehenden Nonius Im die Ableſung der Höhen- und Tiefenwinkel 
bis zu 55 Graden von Minute zu Minute. Dabei iſt die Ein⸗ 
richtung getroffen, dieſen Nonius Im vermittelſt der zu beiden 
Seiten deſſelben befindlichen, in der Figur 27 a. erſichtlichen 
Schräubchen etwas zu verſchieben, wodurch es möglich wird den 
Nullpunkt des Nonius Im mit dem Nullpunkte des Höhen⸗ 
bogens ik in Uebereinſtimmung zu bringen, wenn die Luftblaſe p 
der auf dem Fernrohre befindlichen Libelle wp einſpielt, und 
dadurch den Indexfehler des Höhenbogens ganz zu beſeitigen. 
Unmittelbar über dem Höhenbogen ik iſt das 13 Cent lange 
aſtronomiſche Fernrohr no angebracht, deſſen Deularröhre ſich 
nach der Sehweite des Beobachters verſchieben läßt. Damit das 
in der Ocularröhre befindliche Fadenkreuz dem Auge des Beob- 
achters ſtets in genügender Schärfe und Deutlichkeit erſcheine, iſt 
die Hülſe o des Oecularglaſes mit einem Schraubengewinde ver⸗ 
ſehen und läßt ſich dadurch nach Bedarf entweder in die Ocular⸗ 
röhre hinein-, oder auch herausſchrauben. 
Auf dem Fernrohre no ift endlich die Nöhrenlibelle wp 
aufgeſetzt, welche zur Horizontalſtellung des Kreiſes hy und der 
optiſchen Axe no des Fernrohres dient, und es iſt die Rectifications⸗ 
ſchraube w zu dem Zwecke angebracht, um die Are dieſer Röhren⸗ 
libelle mit der optiſchen Axe des Fernrohres parallel ſtellen zu 
können. Das Inſtrument geſtattet ſowohl eine grobe als auch 
eine feine Horizontal- und Verticalbewegung. Wird die Brems⸗ 
ſchraube r (Fig. 27 b.) geöffnet, jo läßt ſich der Cylinder hy 
in horizontaler Richtung mit freier Hand beliebig drehen; wird 
aber dieſe Schraube angezogen, ſo geſtattet nur noch die Mikro⸗ 
meterſchraube q eine feine Bewegung des Inſtrumentes in hori⸗ 
zontaler Richtung. Wird ebenſo die Bremsſchraube 2 der Ver⸗ 
tikalbewegung geöffnet, jo läßt ſich der Höhenbogen ik mit freier 
