— 103 — 
Hand beliebig drehen; wird aber dieſe Schraube angezogen, ſo 
iſt eine feine Vertikalbewegung blos mittelſt der Mikrometer: 
ſchraube s, welche auf den Hebelarm wirkt, moͤglich. 
Die Mikrometerſchraube t (Figur 27 b.) dient endlich zum 
Diſtanzenmeſſen und vermittelt eine feine Seitenbewegung des 
Fernrohres, zu deren Meſſung die geradlinige in 20 Theile ge- 
theilte Scala xy dient. 
Um dem Fernrohre dieſe Seitenbewegung ertheilen zu können, 
it daſſelbe an einem mit der Axe des Höhenbogens ik verbun- 
denen Metallträger TT (Fig. 28 ab.) befeſtigt, und zwar ſo⸗ 
EI 
LITT 
2 
A 
2 
ER 
— 
E 
— 
EE. 
E 
eis 
— 
II 
su 
= 
8 
SIe 
SD 
wohl in der Nähe ſeines 
Ocular⸗- als ſeines Objectiv⸗ 
endes. An beiden Orten 
umfaſſen Ringe das Fern⸗ 
rohr. Der Ring am Ob⸗ 
jectivende läuft (Fig. 28 b.) 
in zwei Arme R. R aus, 
welche von den einander 
diametral gegenüberſtehen⸗ 
den Schrauben 8. S, durch- 
bohrt werden. Die Spitzen 
dieſer Schrauben ſtecken in 
einem durch die Schrauben 
8,8, mit dem Träger TT 
verbundenen Metallprisma P, ſo daß ſich das Fernrohr um die⸗ 
ſelben drehen kann. 
Der Ring am Ocularende ſetzt ſich (Fig. 28 a.) in einen 
prismatiſchen Arm R. fort, welcher in einem gleichgeſtalteten Aus⸗ 
