— 104 — 
ſchnitte auf dem Träger TT ruht. An der unteren Seite dieſes 
Armes iſt die Scala xy angebracht, deren Stellnng von der an 
dem Träger TT befeſtigten Indexplatte i, angegeben wird. Den 
Träger TT durchbohrt die Mikrometerſchraube tt, deren Spitze 
in dem Arme R. ſteckt, und deren Bewegung eine Bewegung 
des Fernrohres um die Schraubenſpitzen 8. S am Objectivende 
herbeiführt. 
Rückt durch die Bewegung der Mikrometerſchraube der In⸗ 
der i, auf der Scala xy um einen Theilſtrich vor, jo entſpricht 
dieſe Vorrückung einer ganzen Umdrehung der Mikrometerſchraube. 
Um aber auch Theile eines ganzen Schraubenumganges meſſen 
zu können, iſt die kreisförmige Trommel der Mikrometerſchraube 
in hundert Theile getheilt, und es entſpricht die vom Index i, 
(Fig. 28 b.) angegebene Vorrückung dieſer Trommel um einen 
Theilſtrich dem hundertſten Theile einer ganzen Schraubenum⸗ 
drehung. Da ſich nun der Stand des Inder i, an der Trommel v 
zwiſchen je zwei Theilſtrichen noch nach Zehnteln eines ſolchen 
Intervalles ſchätzen läßt, ſo iſt es auf dieſe Weiſe möglich, die 
ſeitliche Verrückung des Fernrohres bis zu einem Tauſendſtel 
einer ganzen Schraubenumdrehung zu meſſen. 
Außer Gebrauch wird das Inſtrument von dem Stative an 
der Stelle a abgeſchraubt und in einem Käſtchen von 18,5 Cent 
Länge und Breite und 13 Cent Höhe verpackt, welches ſich an 
einem Riemen ſehr bequem tragen läßt. 
Einen weiteren Beſtandtheil dieſes 
Inſtrumentes bildet die in Fig. 29 ab⸗ 
gebildete 3 Meter lange Latte AB, 
welche von A gegen B aufwärts in Me⸗ 
ter und Centimeter eingetheilt iſt. Dieſe 
Nie Latte ift mit einem Arme DCE ver⸗ 
DI ſeben, welcher ſich vermittelſt einer in 
N ſeiner Mitte angebrachten Hülſe abe d 
8 an der Latte AB in einer auf letzterer 
ſenkrechten Richtung verſchieben, und 
durch die auf eine Stahlfeder drückende 
Klemmſchraube e feſtſtellen läßt. 
An der mit einer Oeffnung ver⸗ 
ſehenen Rückſeite der Hülſe abed iſt 
ein Centimeter vom Mittelpunkte © 
aus auf einer in die Hülſe eingelaſſenen 
Meſſingplatte in 10 Millimeter getheilt, wodurch es möglich wird, 
den Abſtand des Armes DC E vom Fußpunkte der Latte nicht 
b 
