. 
Correctionsſchraube w jo lange, bis die Blaſe einſpielt. Dieſes 
Verfahren muß natürlich mehrmals wiederholt werden. 3 
Sit die Libellenaxe der optiſchen Axe des Fernrohres parallel 
gemacht, fo kann man ſich von dem Zuſammenfallen des Nulle 
punktes des Höhenbogens mit dem Nullpunkte des Nonius, oder 
von dem Nichtvorhandenſein eines Indexfehlers leicht auf folgende 
Weiſe überzeugen. Man bringe den Nullpunkt des Höhenkreiſes 
mit dem Nullpunkt des Nonius zum Zuſammenfallen, ſodann 
das Fernrohr mit der berichtigten Libelle in die Richtung zweier 
Stellſchrauben und durch letztere die Libelle zum Einſpielen. 
Dreht man dann das Fernrohr ſammt der Libelle um 180°, jo 
muß, wenn kein Indexfehler vorhanden, die Libelle auch in dieſer 
zweiten Lage einſpielen. Weicht dagegen die Libelle nach der 
Drehung aus, ſo verbeſſert man den Ausſchlag der Luftblaſe 
halb an den Stellſchrauben und halb an der Mikrometerſchraube 
des Höhenbogens. Die kleine Abweichung des Nullpunktes des 
Nonius vom Nullpunkte des Höhenbogens, welcher nach dieſer 
Verſtellung ſich finden wird, läßt ſich durch die Stellſchräubchen, 
in deren Spitzen der Nonius ſich bewegt, beſeitigen. Indem 
man das eine dieſer Schräubchen zurück-, das andere vorwärts 
dreht, bewegt ſich auch der Nonius in gleicher Richtung. Man 
kann alſo dadurch den Nullpunkt des Nonius ſo an den Nullpunkt 
des Höhenbogens bringen, daß beide zuſammenfallen. N 
§. 27. 
Fortſetzung. 
Für die Zwecke der Holzmeßkunſt ſind mit dieſem Inſtrumente 
folgende Aufgaben zu löjen. 
1. Um einen Höhen⸗ oder Tiefenwinkel zu meſſen, ſtellt 
man das berichtigte Inſtrument im Endpunkte A der Stand⸗ 
linie AB auf, bringt den Nullpunkt des Höhenkreiſes mit dem 
Nullpunkte des Nonius zum Zuſammenfallen und ſtellt nun mit 
Hülfe der Stellſchrauben d, e, f, g (Fig. 27 ab.) das Inſtru⸗ 
ment horizontal. Sodann bringt man durch Drehen der Mikro- 
meterſchraube t den Indexſtrich i, an den Theilſtrich 10 der 
Scala xy, (in dieſer Stellung iſt die optiſche Axe des Fernrohres 
ſenkrecht zu feiner Drehaxe), löſt die Bremsſchraube des Höhen⸗ 
kreiſes und führt den letzteren nach dem äußerſten Punkte der zu 
meſſenden Höhe, ſchließt ſodann die Bremsſchraube und bewirkt 
die genaue Einſtellung durch die Mikrometerſchraube. Die Ab⸗ 
leſung des Nonius am Höhenbogen ergiebt dann unmittelbar 
den geſuchten Höhen⸗ oder Tiefenwinkel. 
