— 107 — 
2. Um die horizontale Entfernung zweier Punkte zu be⸗ 
ſtimmen, ſtelle man das Inſtrument in einem dieſer Punkte 
horizontal auf, bringe den Indexſtrich i: auf den Theilſtrich 10 
der Scala xy und drehe den geöffneten Horizontalkreis fo lange, 
bis der Horizontal- und Verticalfaden des Fernrohres den Mittel⸗ 
punkt der mittleren Zieltafel C der Latte, welche in dem Punkte B 
aufgeſtellt iſt, treffen. Natürlich muß man dazu den Arm DOE 
der Latte ſo lange verſchieben, bis derſelbe von der horizontalen 
Viſirlinie getroffen wird. Führt man nun durch die Mikrometer⸗ 
ſchraube t den Verticalfaden des Fernrohres ſowohl auf die linke 
als die rechte Zieltafel und lieſt die Angaben der Scala xy und 
der Trommel v ab, jo iſt, wenn wir den Abſtand der beiden 
äußeren Zieltafeln e, die geſuchte horizontale Entfernung E, die 
Ableſung an der Scala und Trommel links mit 1, rechts mit r 
bezeichnen, | 
ek 
Ir 
wo k eine vom Inſtrumente abhängige Conſtante bezeichnet“). 
Könnte wegen zu großer Neigung des Bodens die horizontale 
Viſur den Arm DOE nicht treffen, jo müßte man denſelben 
beliebig feſtſtellen und noch den Winkel meſſen, welchen die Viſur 
nach demſelben mit der Horizontalen bildet. Wäre derſelbe gleich d, 
ſo hätte man 
E= 
* Man hat nämlich, wenn y, und y, die Winkel bezeichnen, welche von 
den nach den Mittelpunkten der Tafeln D und C, E und O gehenden Viſir⸗ 
linien gebildet werden, 
ſomit 
e=E (tan 11 ＋ tan :). 
Wegen der Kleinheit der Winkel 71 und 7. iſt aber auch 
oder 
—-r 
k 7 
wo k die ſchon erwähnte Conſtante bedeutet. Setzt man den letzteren Aus⸗ 
druck in den für e gefundenen Werth ein, ſo wird 
l—r 
k 
tan Ji tan 72 - 
e = E. 
und daraus wie oben 
