— 110 — 0 
großer Schärfe beſtimmt werden können“). Die Verſuche wurden 
bei ſehr ungünſtiger Beleuchtung vorgenommen und erſtreckten ſi 
auf Fichten, Tannen und Kiefern. Einen Unterſchied in d 
Genauigkeit ergaben dieſe drei Holzarten nicht, ebenſo ſcheint die 
Größe des Durchmeſſers keinen Einfluß auf dieſelbe zu haben. 
Die gefundenen Zahlen ſind, nach der Größe des Fehlers geordnet, 
folgende: ! 
— 2 2 5 * = 8 
E Berech⸗ Ge Sie E Berech⸗ Ge dige 
E Holz neter |meffener |... E Holz- neter meſſener feder 
= art. Durch 8 art. Durch⸗ 
= | 
2 Durchmeſſer. meſſer. 2 Durchmeſſer. meſſaf 
2 Cent. Cent. ? Cent. Cent. 
u 
1. Kiefer 364 | 358 0,6 26. Fichte 180 | 182 02 
2. Tanne 200 | 194 0,6 27. „ 6,5 6,7 02 
3. Fichte 40,5 40,0 0,5 28. Kiefer 31,3 31,6 — 0,3 
4. Kiefer 36,6 | 36,2 0,4 29. Fichte 266 | 269 |-08 
5. „ 28,2 | 280 02 30. Kiefer 224 | 2237 — 03 
6. Fichte 181 | 179 02 31. Fichte 223 226 |-08 
7. Kiefer 27,2 27,1 0,1 32. Kiefer 21,0 213 — 08 
8. Fichte 259 | 258 0,1 33. | 209 212 |-08 
9 212 | 211 0,1 34. Fichte 17,9 182 03 
10. „ | 392 | 392 00 35. 169 | 172 |-08 
11. Kiefer 33,8 333 00 36. „ | 158 16,1 — 03 
12. „ 320 320 0,0 37. Kiefer 333 | 337 — 0,4 
13. gie 29,7 297 0% 38. | 306 | 310 |-04 
14. Kiefer 249 | 249 0,0 39. Fichte 23,1 23,5 |-04 
15. „ 224 224 0% 40. | 81 23,5 |-04 
16. Fichte 20,4 20,4 0,0 41. 19,0 194 — 0,4 
17. 203 | 208 0,0 42. „ | 149 | 153 —04 
18, Tanne 19,2 19,2 0,0 43. „ 39,1 396 — 0,5 
0. r 208 | 264 f 6 L 248 | 208 |- 05 
20. Ki 230 | 231 — 0,145. Fichte 248 253 |-05 
21. Site 132 | 183 0,1 46. 8,9 94 1-05 
22, 25,8 26,0 — 02 47. 23,8 244 1-06 
23. 24,4 24,6 — 02 48. „ 34,1 | 348 — 0% 
24. Kiefer 21,0 212 — 0,249. „ 22,8 23,5 — 0% 
25. Fichte 198 | 200 — 0,2 50. „112119 |-07 
zweckmäßigen Einrichtung des Horizontalkreiſes, zwei Fehler. Einmal iſt d 
Fernrohr etwas zu ſchwach: die Arbeit wird in Folge deſſen ſehr anſtreng 
und ermüdend; dann iſt keine Vorrichtung vorhanden, um die Latte ſo ſtellen 
zu können, daß die Viſirlinie nach der mittleren Scheibe des Querarmes ſenk⸗ 
recht auf dieſem Arme ſteht, wie doch die Theorie es verlangt. Der erſte 
Fehler iſt leicht zu vermeiden durch Anwendung eines ſtärker vergrößernden 
Fernrohres; der zweite kann ſogleich dadurch verbeſſert werden, daß man an 
der Hülſe abe d des Armes ſenkrecht zu letzterem und unmittelbar neben der 
Latte A B eine kleine Röhre oder eine andere Viſirvorrichtung anbringt. 
Wenn nun der Lattenführer, durch dieſe Röhre ſehend, nach dem Inſtrumente 
viſirt und die Latte jo weit dreht, bis er die Objectivlinſe des Fernrohres 
*) Das Breymann'ſche Inſtrument hat, abgeſehen von der nicht 5 
