— A — 
bewegt, indem man das Richtrohr in dieſer Stellung der Rohre 
auf den Ort E der gemeſſenen Grundſtärke richtet, die Schrauben 
Si, Se jo lange gegen oder aus einander, bis deren Spitzen die 
Endpunkte des gemeſſenen Durchmeſſers genau einfaſſen. Sodann 
zieht man die Rohre b und e aus, bis der hintere Rand von a 
auf der Marke 100 von b, und der hintere Rand von b auf der 
Marke 100 von e ftehen, und ſucht in dieſer Stellung der Rohre 
den Punkt R., wo der Durchmeſſer wiederum von den unge: 
änderten Schraubenſpitzen eingefaßt wird. Dieſer Durchmeſſer 
wird nahezu, jedoch nicht ganz genau der Hälfte des erſten gleich 
ſein, weil die Entfernung R. A 
deſſelben vom Auge größer iſt als 
diejenige EA der Grundſtärke vom 
Auge. Beide Größen, RI A und 
EA, findet man durch Meſſung 
der Winkel RAD = a und 
EAD = dn, und zwar die erſtere 
gleich AD. sec a,, die zweite 
gleich AD - sec d. Benutzt man 
zur Meſſung der Höhenwinkel z. B. 
den Preßler'ſchen Meßknecht, ſo 
rhält man neben den Winkeln unmittelbar deren Secanten, die 
u und a, ſein mögen. 
Nach dieſen Vorbereitungen ſtellt man die Rohre b und e 
Dieder auf 50, das Rohr a auf = sec a, oder 3 a, und faßt 
en Durchmeſſer bei E wieder zwiſchen die Schraubenſpitzen. 
Sodann zieht man die Rohre b und c bis zur Marke 100, 
ind das Rohr a bis zu der Marke aus, welche dem Werthe von 
ee a, oder a, entſpricht und ſucht in dieſer Stellung der Rohre 
vieder den Punkt, wo der Durchmeſſer von den Schraubenſpitzen 
ingefaßt wird. Stimmt dieſer Punkt mit dem vorläufig ange- 
ommenen nahe überein, jo kann man ſich befriedigt erklären; 
indet dagegen zwiſchen beiden eine ſehr große Abweichung ſtatt, 
o muß man das ganze Verfahren wiederholen. Man nimmt 
ann den zuletzt gefundenen Punkt R. vorläufig als den wahren 
in, mißt den Höhenwinkel a‘, noch denſelben mit der Secante a“ 
Stellt man jetzt das Rohr a auf den Werth an, und ſucht noch— 
zals den Punkt, wo der Durchmeſſer von den Schraubenſpitzen 
ingefaßt wird, ſo wird dieſer Punkt dem wahren Richtpunkte 
hr nahe kommen. Die Richthöhe ſelbſt erhält man aus der 
Bleichung 
