N AR 
Buche, bei welchen es erft der Anwendung einiger Hülfsmittel 
bedarf, um die Grenzen der Jahresringe deutlich ſichtbar zu 
machen.“) 
Da die Breite des Jahrringes in den ſeltenſten Fällen im 
ganzen Umkreiſe gleich, ſondern meiſtens ſehr wechſelnd iſt, ſo 
darf man ſich nicht damit begnügen zur Beſtimmung des Durch— 
meſſerzuwachſes die Jahrringbreite nur an einer Stelle zu meſſen, 
ſondern man muß dieſe Meſſung an einer größeren Anzahl von 
Stellen wiederholen und aus dieſen Meſſungen das Mittel nehmen. 
Hätte man z. B. an einer 38 jährigen Kiefer die Differenz 
des 38 und 33jährigen Durchmeſſers an vier Punkten gleich 
8,5 — 13,5 — 9,5 — 12,0 Millimeter gefunden, jo hätte man als 
durchſchnittliche Breite dieſer fünf Jahresringe (8,5 ＋ 13,5 + 9,5 
＋ 12,0) : 4 = 43,5: 4 = 10,9 Millimeter anzunehmen. 
2. Inſtrumente zur Meſſung des Durchmeſſer— 
zuwachſes. Zur Meſſung des Durchmeſſerzuwachſes bedient 
man ſich bei weniger genauen Unterſuchungen eines in Milli⸗ 
meter getheilten Maßſtabes, deſſen Querſchnitt ein rechtwinkeliges 
Dreieck iſt. Die Hypotenuſenebene dieſes dreiſeitigen Prisma trägt 
die Theilung. Beim Meſſen des Zuwachſes (der Jahrringbreiten) 
legt man ſodann dieſen Maßſtab mit der unteren Kathetenebene 
auf die geglättete Querfläche und mißt die Breiten der einzelnen 
Jahrringe, indem man die Bruchtheile der Millimeter ſchätzt. 
Zu genaueren Arbeiten, bei welchen in der Angabe der 
Durchmeſſer oder Jahrringbreiten eine Sicherheit von 0,1 Milli⸗ 
meter gefordert wird, bedient man ſich eines ſogenannten 
Scheerenmaßſtabes. Derſelbe iſt eine etwas modificirte 
Kluppe und beſteht aus einem etwa 30 Cent langen meſſingenen 
Maßſtabe M (Fig. 33. bis 37.) mit paralleltrapeziſchem Quer⸗ 
ſchnitte, deſſen parallele Seiten 15 und 8 Millimeter und deſſen 
Höhe 5,5 Millimeter meſſen. Die breiteſte der parallelen Seiten 
iſt nach oben gekehrt und mit einer bis auf halbe Millimeter 
ausgeführten Theilung verſehen. An dieſem Maßfſtab iſt eine 
Platte R. aufgeſchraubt, welche vorn mit einem ſtählernen nach 
innen zugeſchärften Zeiger Z. verſehen iſt. Außerdem befinden 
ſich an dem Maßſtabe zwei Schieber R, und R.. Der erſte 
derſelben R, trägt an ſeiner vorderen Seite einen zweiten gleich⸗ 
falls nach innen zugeſchärften Zeiger Z,, deſſen innerer ſcharfer Rand 
genau an den gleichgeſtalteten des Zeigers Z. paßt. Die Vorder⸗ 
ränder dieſer beiden Zeiger ſind überdies dem Maßſtabe parallel 
*) Preßler ſchlägt zu dieſem Zwecke Eiſenchlorid und mit Anilin roth 
gefärbten Weingeiſt vor. Nobbe fand, nach einer mündlichen Mitt heilung, 
eine wäſſerige Löſung von braunem Anilin ſehr empfehlenswerth. 
14* 
